Über Anwendung der photograph. Methode in der Spektrophotornetrie etc. 443 



den im Spiegel abgebildeten Teil der untersuchten Platte. Es gelingt dies 

 mit recht großer Sicherheit, da bei tatsächlich vorhandener Intensitäts- 

 gleichheit die Trennungslinie zwischen Untergrund und Photometerfleck 

 vollständig verschwindet und das ganze Gesichtsfeld gleichmäßig erhellt 

 erscheint; bei nicht korrekter Einstellung hingegen hebt sich das Bild der 

 Platte hell oder dunkel von dem Untergrunde ab. Die Längsverschiebung 

 des Keils kann mit Hilfe eines Nomus an einer Längenteilung bis auf 

 0*1 mm genau abgelesen werden. 



Der Spiegel des Lummer-Brodhun-Frismas hat zweckmäßig die Form 

 eines schmalen Rechtecks, dessen Längsausdehnung senkrecht zur Längs- 

 ausdehnung des auszumessenden Spektrums, also parallel der Spaltrichtung 

 des Spektrographen steht. 



Die Platte selbst ruht auf einem großen Kreuztisch: Der Rahmen, 

 in den die Platte gelegt wird, läßt sich durch zwei Triebschrauben in zwei 

 zueinander senkrechten Richtungen verschieben; jede Stellung des Rahmens 

 ist durch Noniusablesung an zwei Maßstäben bis auf 0.1 mm Genauigkeit 

 für beide Koordinaten der Fläche genau anzugeben. (Die Einrichtung ent- 

 spricht einem vergrößerten Objektkreuztisch für Mikroskope.) Innerhalb 

 des Rahmens erlaubt eine besondere Feineinstellung jede Platte ganz exakt 

 in der Weise zu orientieren, daß die Verschiebung des Rahmens auf dem 

 Kreuztisch genau in der Längsrichtung der aufgenommenen Spektra und 

 senkrecht dazu erfolgt, 



Die beiden Abbildungen (Fig. 131 und 132, S.441 und 442) geben 

 den Anblick des ganzen Instrumentes und zeigen auch den Weg des 

 Strahlenganges. 



Aufnahmen für die Darstellung der Schwärzungskurve. 



Die Kassette mit der zu untersuchenden (rotempfindlichen) Platte 

 wird auf der optischen Bank in einer Führung mit schlitzförmiger Blende 

 montiert. Die Blende selbst wird mit einem ungleichmäßig geschwärzten 

 Absorptionsglas versehen, damit eine einzige Aufnahme bereits möglichst 

 viel verschiedene Schwärzungsgrade erzeugt. Sehr geeignet ist dazu eine 

 photographische Schwärzungsskala, die aus jeder photographischen Platte 

 mit Hilfe des Scheinerschen Sensitometers, und zwar mit der von her- 

 eingeführten Scheibe mit eckigen Ausschnitten zu erzeugen ist. Man er- 

 hält eine größere Anzahl aneinander grenzender , verschieden geschwärzter 

 Felder in sukzessiver Steigerung von Glasklarheit bis zu völliger Un- 

 durchsichtigkeit. 



Die Scheinersche Benzinkerze wird mit einem völlig lichtdichten 

 Mantel versehen, der ein einziges, durch das grüne Lichtfilter s (Wratten 

 & Wainwright) gebildetes Diaphragma besitzt, daneben nur noch einen 

 kleinen Ausschnitt zur Kontrolle der Flammenhöhe. Die Kerze wird in der 

 Entfernung '[000 mm von der Platte aufgestellt, die darauf genau 30 Mi- 



