Über Anwendung der photograph. Methode in der Spektrophotometrie etc. 445 



Für Reihenversuche empfiehlt es sich, das Absorptionsglas unver- 

 rückbar vor der einen Spalthälfte zu fixieren, sowie ein Tischchen mit 

 Anschlag für die Aufnahme der Cuvette ebenfalls in fixierter Stellung vor 

 dem Spektrographen zu benutzen. Auch Lichtquelle und Linse können in 

 gleicher Weise fest montiert werden. 



Da jede einzelne Platte die zeitraubende Darstellung der Schwar- 

 zungskurve erfordert, tut man gut, den verfügbaren Raum jeder Platte 

 voll auszunutzen. Bei dem Format 13x18 cm sind bequem mindestens 

 7 Doppelspektrogramme neben den „Schwärzungsstreifen" unterzubringen. 

 In verhältnismäßig kurzer Zeit lassen sich die gewünschten Befunde fixie- 

 ren, worauf die Platte bis zur Entwicklung und Ausmessung in ihrer 

 Kassette ruhen kann. 



Aufnahme des Absorptionsglases. 



Zur Ermittlung des Absorptionsfaktors für das vor die eine Spalt- 

 hälfte geschaltete Absorptionsglas bedarf es nur einmal einer Auf- 

 nahme unter Weglassung der Cuvette und Abkürzung der Belichtungszeit 

 soweit, daß die freie Spalthälfte nicht überexponiert, die verdeckte jedoch 

 genügend belichtet ist. Wir fanden 10 Sekunden passend, ein Viertel der 

 bei vorgeschalteter Blutlösung verwandten Expositionszeit. 



Entwicklung der Platten. 



Die rotempfindlichen Platten müssen bei vollkommenster Dunkelheit 

 in die Kassetten gelegt und ebenso auch entwickelt und fixiert werden. 

 Während der Entwicklung ist eine gleichmäßige Bewegung des Entwicklers 

 oder der Platten im Entwickler erforderlich, da natürlich eine ungleiche 

 Entwicklung verschiedener Plattenregionen die ganze Methode illusorisch 

 machen würde. Da man sich von dem Gang der Entwicklung nicht über- 

 zeugen kann, so müssen die durch Probieren gefundenen günstigen Bedin- 

 gungen regelmäßig streng beobachtet werden. Bei 16° erwies sich eine 

 Entwicklungsdauer von 5 Minuten mit Rodinal 1 : 15 als geeignet für die 

 panchromatischen Spektrumplatten von Wratten & Wainwright. 



Darstellung der Schwärzungskurve. 



Die entwickelte und getrocknete, auf der Glasseite sauber gereinigte 

 Platte wird mit der Schichtseite nach oben in den Rahmen des am Mikro- 

 photometer angebrachten Kreuztisches gelegt, Nun stellt man der Reihe 

 nach jedes einzelne Feld der drei aufgenommenen „Schwärzimgsstreifen" 

 ein und ermittelt durch Verschieben des „Keils" bis zu gleichförmiger 

 Helligkeit des gesamten Gesichtsfeldes jedesmal die zugehörige ..Schwärzung" 



