448 W. Heubner. 



Diese korrigierten Helligkeitslogarithmen dienen nun zur 

 Konstruktion der Schwärzungskurve. Man trägt die sämtlichen lgJ 

 als Funktion der zugehörigen S auf Millimeterpapier auf und legt durch 

 die damit gegebenen Punkte eine mit dem Kurvenlineal gezogene Linie 

 Die Maße wählt man zweckmäßig so groß, daß die Einheit für lg J 50cm 

 Länge entspricht. Die Kurve gibt dann für jede beliebige in Längen- 



einheiten der Mikrophotometerskala ausgedrückte ] ) — Schwärzung, die 

 auf der untersuchten Matte verzeichnet steht, direkt den Helligkeitsloga- 

 rithmus mit einer Genauigkeit von 3 Dezimalen an. 



Ausmessung der aufgenommenen Spektra. 



Prinzipiell wichtig für die Methode ist es ja 2 ), daß bei jeder Belich- 

 tung direkt nebeneinander zwei Spektra von den beiden Hälften des 

 Spaltes aufgenommen werden. Da die Platte für das Licht verschiedener 

 Wellenlängen durchaus nicht gleichmäßig empfindlich ist 3 ), so ist es fun- 

 damental, daß man bei jeder Messung in den beiden Spektren jedes Paares 

 genau die gleiche Wellenlänge einstellt. 



Ferner ist zu bedenken, daß die Schwärzung eines durch ein Spek- 

 trum erzeugten Streifens zuweilen nicht über die ganze Breite des Streifens 

 völlig gleichmäßig ist, sondern nahe den Rändern abnehmen kann : auch 

 können geringe technische Fehler oder l T nreinheiten des Spektrographen- 

 spaltes geringfügige Unterschiede der Schwärzung bedingen. Daher ist es 

 zur Erzielung sehr guter Resultate erforderlich, stets in derselben Gegend 

 eines solchen Streifens zu messen, am besten möglichst in der Mitte. 



Die erste Aufgabe ist also eine sorgfältige Orientierung der Platte 

 auf dem Kreuztisch *), so daß bei ihrer Verschiebung in der Längenaus- 

 dehnung eines Spektrogramms die im Gesichtsfeld erscheinende Stelle stets 

 der gleichen Region seiner Breitenausdehnung entspricht. Dies geschieht, 

 indem man den Rand eines geschwärzten Streifens unter Drehung der 

 einen Triebschraube an einem dein Mikrophotometer beigegebenen, ins <ie- 

 sichtsfeld einzuschaltenden Fadenkreuz entlang führt und die Stellung der 

 Platte im Rahmen so lange korrigiert, bis bei der Verschiebung keine seit- 

 liche Abweichung jenes Randes vom Fadenkreuz mehr erfolgt. Darauf 

 stellt man für jedes der beiden zusammengehörigen Spektrogramme etwa 

 die Mitte fest und notiert sich die entsprechende Stellung des Platten- 

 rahmens am Maßstab. Endlich bringt man die Abbildung der am Spektro- 

 graphen angebrachten Marke für eine fixierte Wellenlänge zur Deckung 

 mit dem Fadenkreuz und notiert auch in dieser Stellung die Ablesung am 

 Maßstab. Mit dieser Zahl kennt man ohne weiteres sämtliche Wellen- 



*) Vgl. S. 440. 

 2 ) Vgl. S. 438. 

 s ) Vgl. S. 437. 

 4 ) Verl. S. 443. 



