Apparatur zur quantitativen Sammlung von Urin 

 und Fäzes beim männlichen Bind. 



Von Wilhelm Völtz. 



Die nachstehend beschriebene und von dem Verfasser konstruierte 

 Apparatur 1 ) ist im Prinzip gleich der von ihm für Stoffwechselversuche 

 an Schafen benutzten (siehe dieses Handbuch, S. 1039, L912). 



Es kam mir bei der Konstruktion der Apparatur darauf an, soweit 

 als möglich Metall zu verwenden, weil die tägliche vollständige Reinigung 

 von Harntrichter bzw. Kotfänger hierdurch wesentlich erleichtert wird. 

 Eine aus 2 Teilen zusammengesetzte Metallschiene, Fig. 133, 9 und 10, welche 

 so konstruiert ist, daß dieselbe durch Verlängerung bzw. Verkürzung und 

 verschiedene AVinkelung der beiden Teile Tieren abweichender Größe und 

 verschiedenen Ernährungszustandes angepaßt werden kann, trägt in ihrem 

 ■oberen Teile einen angelöteten, im wesentlichen aus 2 Flügeln. Fig. 133, 11 

 und Fig. 134, 4 und 5, und einem Metallringe mit angelöteten Schnallen. 

 Fig. 134, 7, bestehenden Kotfänger. Außerdem kann durch entsprechende 

 kleine Öffnungen am Rande der Flügel des Kotfängers noch ein Stück 

 Leinwand angeschnallt werden, welches in seiner Mitte einige Schnüre 

 trägt, die an den Schwanz des Tieres festgebunden werden, Fig. 133, /V und 

 Fig. 134, 6. Durch diese Vorrichtung ist es ausgeschlossen, daß z. B. Fliegen 

 in das Innere des Kotfängers eindringen, und ebenso wird es verhindert, 

 daß bei der Kotentleerung, während das Tier liegt, Kot über den Rand 

 der Metallflügel fällt, Im allgemeinen ist die Anbringung dieser Leinwand 

 jedoch nicht erforderlich, weil die in jüngster Zeit etwas vergrößerten 

 Flügel es verhindern, daß Kot verloren geht, auch wenn derselbe von 

 dem Tiere in Ruhelage abgesetzt wird. 



Das Lumen des Metallringes. Fig. 134. 7. hat einen Durchmesser von 

 zirka 16—18 cm. An den Ring wird ein Schlauch aus starker, dicht gewebter 

 Segelleinwand mit Gummieinlage angeschnallt. Fig. 133. 13 und Fig. 134, \ 

 welcher in seinem oberen Teile in eine Lederkappe mit Lederriemen über- 

 geht. Eine Anzahl außen um den Schlauch in Abstanden von etwa 20 cm 



1 ) Dieselbe wird geliefert von den Vereinigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf , 

 Berlin N. 39, Scharnhorststraße 22. 



