Ergänzungen zu den Methoden zur Untersuchung der Verdauungsprodukte. 461 



Um zu prüfen, ob die Kapsel der Duodenalpumpe sich im Magen 

 oder im Duodenum befindet, kann man nach Einhorn verschiedene Ver- 

 fahren anwenden. 



1. Ist die Kapsel im Magen und saugt man an, so füllt sich die 

 Spritze schnell mit Flüssigkeit oder beim Fehlen derselben mit Luft, vor- 

 ausgesetzt, daß keine dicken Speisen vorhanden sind, welche die Löcher 

 der Kapsel verschließen. Der dickere Schlauch des Spritzenansatzes E 

 kollabiert nicht, denn der Magen enthält stets Luft und Flüssigkeit. Ist 

 die Kapsel hingegen im Duodenum, so bewirkt man bei raschem Ansaugen 

 mittelst der Spritze F ein Kollabieren des Ansatzschlauches E, denn es 

 entsteht dann ein Vakuum, weil die Duodenalwände die Kapsel umklam- 

 mern und weder viel Luft noch Flüssigkeit zur Verfügung steht. Nur ein lang- 

 sam vor sich gehendes Ansaugen bewirkt nach einiger Zeit einen allmäh- 

 lichen Eintritt von Flüssigkeit in der Spritze. 



2. Beim Hineinblasen einer Spritze Luft in die Duodenalpumpe fühlt 

 die Versuchsperson den Lufteintritt in die Kapsel, wenn diese sich 

 im Magen befindet, gewöhnlich hingegen nicht, wenn sie im Duodenum oder 

 weiter im Anfange des Dünndarmes hineingelangt ist. Die Versuchsperson 

 kann sogar dann oft die Lage der Kapsel im Magen richtig angeben. 



3. Saugt man sofort nach Einnahme von 2 — 3 Schluck Milch, so er- 

 hält man, wenn die Kapsel sich im Duodenum befindet, nur Duodenalinhalt 

 ohne Milch, wenn sie nur im Magen hineingelangt ist hingegen Milch. 



4. Die Röntgenstrahlen zeigen sehr gut die Lage der Kapsel im 

 Magen oder im Duodenum. 



M. Gross' 1 | hat eine andere ähnliche Duodenalsonde beschrieben ( Fig 138 ). 

 Sie besteht aus einer kleinen, runden oder olivenförmigen lackierten Metall- 

 kugel von vernickeltem oder versilbertem Blei von etwa 13 mm Durchmesser 

 und 10 — 11 g Gewicht, welche mit einer größeren und mehreren kleinen Öff- 

 nungen versehen ist, wodurch die Metallkugel mit dem Lumen des Haupt- 

 schlauches B verbunden wird. Der Schlauch selbst hat 125 cm oder mehr 

 Länge und 7 mm Durchmesser. Er trägt alle 10 cm besondere Zeichen. 

 Das untere Ende des Schlauches umschlieLit allseitig die Metallkugel und 

 ist mit kleinen Löchern versehen, welche den kleinen Öffnungen der Me- 

 tallkapsel entsprechen. Am anderen Ende des nicht leicht kollabierbaren 

 Schlauches befindet sich eine als Auffanggefäß dienende hohle Glaskugel D. 

 Mittelst eines kurzen Gummischlauches E steht die etwas gebogene Glas- 

 röhre F mit der Glaskugel D in Verbindung. Am anderen Ende G dieses- 



') M. Gross, A duodenal tube. New York medical Journal. Vol. 91. p. 77— 78 ; 

 (1910); Journ. of the Amer. med. Assoc. Vol. 54, S. 1365— 1368 (1910). — Derselbe, 

 Eine Duodenalröhre. Münchner med.Wochenschr. Bd. 57. S. 1177— 1178(1910). M. Gross, 

 Oefele und Max Eosenberg, Der menschliche Duodenalinhalt mit statistischen Vergleicbs- 

 tabellen zu seiner klinischen Beurteilung. Wiener klin. Wochenschr. Bd. 23. S. 1165 — 1171 

 (1911). — M. Gross, Die Duodenalröhre und ihre Anwendung. Berliner klin. Wochen- 

 schrift. Bd. 48. S. 1320— 1322 (1911). — Derselbe, Practica! experiences with my. 

 ..Duodenal tube". Bost. med. and surg. Journal. Vol. 164. S. 44— 47 (1911). 



