Sehr. 



Ergänzungen zu . den Methoden zur Untersuchung der Verdauungsprodukte. 453 



nach außen, oft selbst auch ohne Aspiration. Tritt eine Unterbrechung im 

 Abfluß ein. so gentigt die Aspiration, um bald wieder den Abfluß des 

 Duodenalinhaltes nach außen zu bewirken. 



Man kann die Metallkapsel der Einhomschen Duodenalpumpe und 

 der Grossschen Duodenalsonde durch ein knapp pillengroßes Führungs- 

 kügelchen ersetzen, dessen Drainende siebartig durchlöchert ist. An Stelle 

 der Aspirationsvorrichtung ist eine Wasserstrahlpumpe angebracht, die 

 einen beständigen negativen Druck im Duodenum hervorruft und dadurch 

 eine dauernde, durch ein Vakuumnieter regulierbare Ansaugung ermöglicht. 

 Lazarus 1 ) bedient sich einer zirka 50 cm fassenden Säugpumpe statt 

 der Wasserstrahlpumpe und steigt nicht über eine 10 bis 20 cm betragende 

 Evakuierung. Der 



nebenbei (Fig.'l39) Fig139 - 



abgebildete Apparat 

 bestellt aus Aspi- 

 rations- und Ein- 

 spritzungsspritze 

 AJ. welche mittelst 

 zweier Schläuche 

 mit dem Magen- 

 kölbchen KM und 

 dem Duodenalkölb- 

 chen KD verbunden 

 ist. Von diesen 

 gehen mit Schraub- 

 klemmen (Sehr) 

 verschließbare, 

 kollabierbare An- 

 satzschläuche CA 

 aus. welche durch 

 Pipetten P mit 

 den in den Ma- 

 gen und das Duo- 

 denum resp. ein- 

 geführten dünnen 



Sonden (D, S) in Verbindung gebracht werden. Je nach der Stellung- des 

 Dreiwegehahnes Dr kann man doppelseitig oder einseitig- aspirieren bzw. 

 Flüssigkeit oder Gas infundieren. Das Manometer (m) zeigt i\v\i Eva- 

 kuationsgrad an. 



Die Lasar ussche Magenduodenaldoppelsonde wird leicht auf dieselbe 

 Weise wie die Einhornsohen und Grosssch&n Magen- und Duodenalsonden 

 bei der Versuchsperson eingeführt. Beide Kapseln werden in den Rachen 

 gebracht und gelangen meistens unter schluckweisem Trinken von Wasser 



') P. Lazarus, Duodenalsonde. Berliner klin. Wochenschr. Bd. 49. S. 72 — 73 (1912 ). 



