472 Edganl Zunz. 



Kabel entspricht einem Widerstände von ungefähr 100 0hm. I Seide Enden 

 jedes Erwärmungskabels sind an einem senkrechten Hartgummirahmen D 

 befestigt, welcher mit dem Messingrahmen C einen rechten Winkel bildet. 

 Der Messingrahmen C liegt im äußeren Behälter B gleich unter dem 

 Boden des inneren Behälters A. Die Enden der 4 Erwärmungskabel befinden 

 >icli senkrecht über der Öloberfläche. Auf diese Weise läßt sich leicht eine 

 gleichmäßige Erwärmung des Öles erzielen. Man kann die 4 Erwärmungs- 

 kabel entweder in Serien oder parallel oder in anderer Einrichtung ver- 

 binden. Zur Unterbrechung des elektrischen Stromes, falls das Ölbad eine 



höhere Temperatur als die -«'wünschte erreicht, dient der in der Ecke F 

 des inneren Behälters A befindliche Thermoregulator E, welcher eigentlich 

 aus einer Toluol enthaltenden schraubenförmigen Kapillarglaskanüle be- 

 steht. Wegen des breiten Ausdehnungskoeffizienten dieser Flüssigkeit wird 

 durch die Längeveränderungen dieser Toluolsäure ein Relaisstromkreis ge- 

 schlossen oder geöffnet. Die Armierung dieses Relaisstromkreises vervoll- 

 ständigt den durch die Erwärmungskabel laufenden Hauptstromkreis. Da 

 das Relais einen Stromkreis von 100 oder 200 Volt zu unterbrechen hat. 

 taucht es in ein schmales mit Öl gefülltes Gefäß, um jede Funkenbildung 

 zu vermeiden. Der Ausdehnungskoeffizient des Toluols ist so groß, daß 



