Ergänzungen zu den Methoden zur Untersuchung der Verdauungsprodukte. 47") 



Länge und ungefähr 2 mm inneren Durchmessers, welche sich in einem 

 Holzrahmen befindet. Dieser Rahmen liegt senkrecht im Thermostat in 

 einer Entfernung- von zirka 3 cm von der Wand des Thermostates, so 

 daß sich Luft rings um den Therm oregulator bewegen kann. Bei jeder 

 Biegung wird die Glasröhre mittelst Metalldraht gestützt. Diese Glas- 

 röhre enthält Quecksilber, dessen Gewicht für jede senkrechte Abteilung 

 der Röhre ungefähr 



10 g entspricht. Da Figl5 °- 



das eine Ende der 

 gebogenen Glasröhre 

 geschlossen ist , so 

 kann sich die Queck- 

 silbersäule nur auf- 

 und abwärts in der 

 senkrechten Abtei- 

 lung bewegen , in 

 welcher der Nickel- 

 draht ^ (Fig. 152) auf- 

 und abwärts bewegt 

 werden kann. Sobald 

 man diesen Nickel- 

 draht A in die rich- 

 tige Stellung ge- 

 bracht hat, bleibt er 

 in dieser Lage wegen 

 der Reibung in der 



Kautschukröhre li 

 \ Fig. 151). Der durch 

 den Elektromagnet 

 des Relais laufende 



elektrische Strom 

 schließt und öffnet 

 sich am unteren Pmde 

 des Nickeldrahtes. 

 Der andere Kontakt 

 des Thermoregulators 

 entsteht an seinem 

 anderen Ende , wo 



mittelst des kurzen Platindrahtes C das Quecksilber der gebogenen Glasröhre 

 mit dem Quecksilber des mit Quecksilber gefüllten Bechers B (Fig. 151) in 

 Verbindung gebracht wird. Das Relais N (Fig. 152) entspricht 150 Ohms. 

 Zwei Reihen von 3 parallel liegenden Trockensäulen C (Fig. 149) ergeben 

 den elektrischen Strom, welcher die nötige-Kraft dem Elektromagnet liefert. 

 Der Unterbrecher c' (Fig. 152) dient zur Einschaltung des durch die 

 Trockensäulen gelieferten elektrischen Stromes in das Relais des Thermo- 



