476 



Edgard Zunz. 



regulators. Falls irgend eine Störung des elektrischen Stromes der Trocken- 

 säulen vorkommt, wird der Unterbrecher c' (Fig. L52) ausgeschaltet und der 

 Unterbrecher k' (Fig. 152) eingeschaltet. Dazu liefert der regelmäßige elektri- 

 sche Lichtstromkreis 

 den Strom , dessen 

 Voltspannung auf 

 Vio seines ursprüng- 

 lichen Wertes durch 

 den Widerstand R 

 (Fig. 152) verringert 

 wird. Unter gewöhn- 

 lichen Umständen 

 läuft nur ungefähr 

 O02 Ampere durch 

 den Thermoregula- 

 tor: die Funkenbil- 

 dung ist dann äußerst 

 spärlich, wird aber noch mehr durch den Kondensator Ä' (Fig. 152) ver- 

 ringert. Ein anderer Kondensator K (Fig. 152) wird quer durch die auf 

 dem Relais befindlichen Kontakte benutzt. 



Wegen der niedrigen spezifischen Wärme des Luftmediums wird die 

 Luft im Innern des Thermostates mittelst 2 Ventilatoren tüchtig bewegt, 

 wovon der kleinere gleich hinter der Erwärmungsvorrichtung befindliche 



