Ergänzungen zu '.den. Methoden zur Untersuchung der Verdauungsprodukte. 477 



F (Fig. 150) bis zur Erreichung der erwünschten Temperatur benutzt wird, 

 um dann durch den anderen größeren in der Mitte des Thermostates be- 

 findlichen F ersetzt zu werden, wodurch die innere Temperatur des Thermo- 

 states auf O'l— 02° C beständig bleibt. 



Als Erwärmungsvorrichtung (Fig. 153) dient ein langer, auf einem 

 Rahmen von Hartgummi und Asbest befestigter, dünner Draht, welcher 

 von oben nach unten in mehreren fast wage- 

 rechten Linien läuft. Diese Erwärmungsvor- 

 richtung entspricht einem Widerstand von 

 44 Ohms. Man kann die Stärke des durch 

 die Erwärmungsvorrichtung laufenden elek- 

 trischen Stromes in sehr breiten Grenzen 

 äußerst allmählich vermehren oder vermin- 

 dern. Dies wird erreicht mittelst der Unter- 

 brecher c', /»•' und i' (Fig. 152) sowie einer 

 Reihe von 6 parallel montierten Lampen a, b, 

 c, d, e, f und der 10 Lampen g, h, i, j, k, l, 

 ■m, n, o,p, von welchen jede einer Leuchtkraft 

 von 8, 16 oder 32 Kerzen entsprechen kann. 

 Der Unterschied zwischen der tatsächlichen 

 Temperatur des Thermostates und der er- 

 wünschten Versuchstemperatur wird mittelst 

 der 4 Lampen q, r, s und t, der 2 Unter- 

 brecher/ 7 und c 4 , des Relais und des Thermo- 

 regulators kontrolliert, 



Falls man im Thermostat eine niedrigere 

 Temperatur als die des umgebenden Mediums 

 erreichen will, so bläst man im Eisbehälter I 

 (Fig. 149) erkaltete Luft in den Thermostaten. 

 Diese kalte Luft tritt durch die Öffnung 

 (Fig. 150) in den Thermostaten ein. während 

 die warme Luft durch eine an der entgegen- 

 gesetzten Seite des Thermostates befindliche, 

 etwas schmalere Öffnung 0' austritt. Beide 

 Öffnungen werden mittelst vorschiebbarer 

 Plättchen verschlossen. Ein kleines, in der 

 Eismasse befindliches Gebläse S (Fig. 150) 



liefert kalte Luft durch die Öffnung in den Thermostaten, sobald die 

 tatsächliche Temperatur des Thermostates die erwünschte übersteigt. So- 

 bald aber hingegen die Temperatur des Thermostates unter die erwünschte 

 sinkt , bleibt der Motor des Ventilators F (Fig. 150) still und tritt die 

 Erwärmungsvorrichtung durch das Relais wieder in Tätigkeit. Wenn das 

 Relais den Hauptstromkreis schließt, läuft der elektrische Strom durch 

 die 4 parallel stehenden Lampen q, r, s und t (Fig. 152): der Hauptteil 

 des Stromes läuft nun durch die Erwärmungsvorrichtung, deren Wider- 



