47£ Edgard /. a uz. 



stand (44 Ohms) viel geringer als der des Motors des Ventilators F (unge- 

 fähr 1000 Ohms) ist; dadurch erhält dieser Motor nicht genügend Strom. 

 um in Tätigkeit zu bleiben. Sobald der Stromkreis <U-> Relais geöffnet ist, 

 läuft der ganze elektrische Strom durch den Motor, so daß fast gleichzeitig 

 die Erwärmung aufhört und kalte Luft in den Thermostaten geblasen 

 wird. In demselben Stromkreise als das Gebläse befinden sieh die 2 parallel 

 stehenden Lampen rund«/; (Fig. 152), mittelst welcher man die Raschheit 

 der Gebläsebewegungen verändern kann. Der Unterbrecher b' (Fig. 152) 

 dient zur Abschaltung des Gebläses aus dem Stromkreise. Der Behälter T 

 (Fig. 150) wird, je nach der erwünschten Temperatur, entweder mit Eis 

 allein oder mit Eis und Salz gefüllt. 



Für sehr niedrige Temperatur des Thermostates bedient man sich 

 als Schunt nicht der Erwärmungsvorrichtung, sondern der parallel ver- 

 bundenen 10 Lampen g, h, i,j, h, l, m, n, o (Fig. 152), welche mittelst des 

 auf seiner niedrigsten Lage gebrachten Unterbrechers i mit dem Motor 

 des Ventilators F verbunden werden. Auf diese Weise erzielt man für 

 10 Lampen von je 32 Kerzenleuchtkraft einen Widerstand von 44 Ohms, 

 welcher viel geringer als der des Motors des Ventilators F ist. 



Zu S. 165: Allgemeine Dialyseverfahren. Man kann auch Dia- 

 lysierschläuche aus Fischblasenkondoms anwenden. 1 ! 



Zu S. 172: Dialyse bei kontinuierlichem Wasserwechsel. Nach 

 Zsigmondy und Heyer-) weisen die meisten Dialysatoren für beständiges 



Zu- und Abströmen des Wassers einen er- 

 heblichen Konstruktionsfehler auf. nämlich 

 das frische Wasser wird auf den Boden des 

 Gefäßes geleitet, das verunreinigte fließt 

 oben ab. Zur rationellen Dialyse muß man 

 hingegen das frische Wasser oben zufließen 

 lassen, um die sich am Boden des Gefäßes 

 ansammelnde konzentrierte Flüssigkeit von 

 dort zu entfernen. Dies ist leicht durch- 

 führbar mittelst der in nebenstehender Fig. 154 veranschaulichten Vor- 

 richtung. 



Zu S. 172: Sterndialysator nach Zsigmondy und Heyer.*) 

 Eine gegebene Flüssigkeitsmenge wird desto schneller durch Dialyse ge- 

 reinigt, je größer die dialysierende Membranfläche und je dünner die 



1 ) E. Aoderhaldi » und M. Kiutsi, Die Diagnose der Schwangerschaft mittelst der 

 optischen Methoden und dem Dialysierverfahren. Zeitschr. f. physich Chemie. Bd. 77. 

 S. 249-258 (1912). 



2 ) B. Zsigmondy und E. Hei/er, Über die Reinigung von Kolloiden durch Dialyse. 

 Zeitschr. f. anorg. Chemie. Bd. 68. S. 169—187 (1910). 



3 ) B. Zsigmondy und Ii. Heuer, Über die Reinigung von Kolloiden durch Dialyse. 

 Zeitschr. f. anorg. Chemie. Bd. 68. S. 169 — 187 (1910). — Dieselben, Über einen neuen 

 Dialysator. Zeitschr. f. Chem. u. Indust. d. Kolloide. Bd. 8. S. 123-126 (1911). — B. Zsig- 

 mondy, E. WiJke-Dör/urt und A. v. GalecM, Anwendung der Ultrafiltration in der ana- 

 lytischen Chemie. Ber. d. Deutschen ehem. Ges. Bd. 45. S. 579—582 (1912). 



