Ergänzungen zu den Methoden zur Untersuchung der Verdauungsprodukte. 479 



Fig. 155. 



Membran ist, Für eine gegebene Membran bestimmter Fläche verläuft die 

 Dialyse desto rascher, je größer der Konzentrationsunterschied zwischen 

 Außenwasser und Innenflüssigkeit ist. Dieser erreicht sein Maximum, wenn 

 die Außenflüssigkeit die Konzentration besitzt. 



Um sich dieser Bedingung am meisten zu nähern, muß man die 

 großen Wasserbehälter der gewöhnlichen Dialysatoren durch zylindrische 

 Wassersäulen von großem Querschnitt und kleiner Höhe ersetzen und die 

 Einrichtung so treffen, daß diese Wasserschicht durch das zuströmende 

 Wasser möglichst rasch erneuert wird. Dies wird im Zsigmondy-Heyerschen 

 Sterndialysator auf folgende Weise erreicht. 



Ein mit einem 3 — 4 nrm hohen Rande versehener flacher Teller A 

 aus Hartgummi von 25 cm Durchmesser ist. wie die nebenstehende Fig. 155 

 es zeigt, in der Mitte durchbohrt. 8 schmale. 

 4 mm hohe, radial gestellte Leisten regeln die 

 Wasserströmung und reichen bis auf 1 — 2 cm 

 an den Rand heran. Auf den Rand des Tellers 

 passend, von gleicher Wandstärke (4— 5 mm) 

 wie dieser, wird ein 40 mm hoher Hartgummi- 

 ring (B) aufgesetzt, der an seinem unteren 

 Rande die Dialysiermembran trägt. 



Zwischen der Membran, die dem Ring 

 und den Strahlenleisten aufsitzt, und dem 

 Teller wird durch diese Einrichtung eine Wasser- 

 schicht von 4 mm Höhe eingeschlossen. Dieses 

 Wasser wird von der Tellerbohrung aus fort- 

 während erneuert, wird durch die Leisten 

 nach den Seiten hin verteilt und fließt schließ- 

 lich durch kleine Einkerbungen am oberen 

 Tellerrande ab. Das gleichmäßige Abfließen, 

 das durch Horizontalstellung des Tellers schwer 

 zu erreichen ist. wird durch Fließpapierstreifen, 



die zwischen Ring und Tellerrand eingeklemmt werden und so als Heber 

 dienen, geregelt. 



um Kollodiummembranen unmittelbar am Ring des Sterndialysators 

 zu befestigen, wird dieser Ring auf eine horizontal gestellte Spiegelglas- 

 platte aufgesetzt. Hierauf wird eine genügende Kollodiummenge in die Mitte 

 des Ringes eingegossen und durch Schwenken der Platte gleichmäßig verteilt. 

 Nun hebt man den Ring, um etwas Kollodium nach außen treten zu 

 lassen, setzt ihn wieder auf und bestreicht, um ein besseres Halten zu 

 bewirken, noch den unteren Teil des äußeren Randes mit Kollodium, in- 

 dem man den Ring mit einer Glasplatte lose bedeckt . um allzu rasches 

 Verdunsten der Alkohol-Äthermischung zu verhindern. Nach genügendem, 

 nicht zu weit getriebenem Eintrocknen wird Wasser in den King gegossen, 

 worauf sich dieser samt der Kollodiumhaut von der Glasplatte ablösen 

 läßt. Auf diese Weise läßt sich ein Ring von 25 cm Durchmesser ver- 



/®s£ 



*\ 



