542 R- von den V clden. 



seite findet sieb ein starkes Messingrohr M von der lichten Weite 20 cm. In dieses 

 Rohr ist eingefügt II ein einfacher, mit einem Schlüssel zu bedienender Hahn, der ent- 

 weder die Passage durch das Rohr freiläßt oder sie vollständig versperrt. Natürlich 

 sind auch Mittelstellungen möglich. — Bei A mündet in das Messingrohr durch einen 

 Gammischlauch die Luftzufuhr, die aus einem Atmungsapparat, einem Gebläse u. a. m. 

 entnommen werden kann Bei Z. am entgegengesetzten Ende des Messingrohrs, ist ein 

 aus Gummituch dargestellter ..Sparbeutel" Sp angefügt, der die Druckschwankungen im 

 System dämpfen soll. Neben der Öffnung Z zeigt die Öffnung Y den Weg, wo durch 

 den angeschlossenen Gummischlauch die Luft ans dem System ihren Abweg nimmt. 

 Der Schlauch endet am besten in ein entsprechend weites Glasrohr, das an seinem 

 unteren Ende etwas erweitert ist und in ein Standgefäß mit Wasser hineintaucht. Dieses 

 Glasrohr wird an einem Stativ fixiert, um bequem verschieden tief, je nach dem Be- 

 dürfnis des Überdrucks, in das Wasser hineingetaucht werden zu können. In der Mitte 

 des Messingrohres findet sich eine Abzweigung C?, die durch einen einfachen Querbalken 

 fixiert, mittelst eines Gummistopfens luftdicht in die Glasglocke Gl eingefügt ist. Diese 

 Glasglocke hat an ihrer vorderen kreisrunden Öffnung eine Einfalzung. damit der dem 

 Versuchstier überzustülpende, aus Gummituch dargestellte Kopfsack K luftdicht ange- 

 schlossen werden kann. Dieser Kopfsack entspricht dem von Brauer für seinen beim 

 Menschen anwendbaren Überdruckapparat angegebenen und garantiert einen sehr guten 

 und einfachen Alischluß des Tierkopfes q-egen die Außenluft dadurch, daß der im 

 Apparat herrschende Überdruck das Gummituch fest gegen den Kopf des Versuchs- 

 tieres drückt. Man muß sich für die verschiedenen Kopfformen und Größen der ein- 

 zelnen Versuchstiere mehrere derartige Kopfsäcke bereithalten. 1 ) Er ist auf der Photo- 

 graphie dem Apparat angeschlossen. Ferner befinden sich an dem Messingrohr noch 

 drei weitere Öffnungen; eine auf der abführenden Seite (MA), sie führt zu einem in 

 das Holzbrett eingelassenen einfachen Quecksilbermanometer, wie es Brauer für Druck- 

 messungen bei Anlegung des künstlichen Pneumothorax am Menschen angegeben hat. 

 Die beiden anderen Öffnungen befinden sich vor und hinter dem Hahn H. Sie stellen 

 eine Xebenleitung her, um bei ireschlossenem Hahn // die Luft durch das Glasgefäß A 

 zu führen. In diesem Glasgefäß befindet sich die zur Inhalationsnarkose zu verwendende 

 Flüssigkeit, die auch während des Versuches durch die mittlere der drei oberen Öff- 

 nungen immer wieder nachgefüllt werden kann. Um ein Verdunsten des Narkotikums 

 bei offener Hahnstellung H in das Röhrensystem hinein zu vermeiden, i-t an dem ab- 

 führenden Schenkel des Glasgefäßes ein einfacher Glashahn, der eventuell auch am 

 zuführenden Schenkel eingefügt werden könnte, eingeschaltet. 



Es würde sich ein Versuch mit dieser Apparatur also folgender- 

 maßen gestalten: Dem vorher leicht narkotisierten Tiere wird die Gummi- 

 kappe über den Kopf gezogen, so da II Nase und Schnauze frei sind. Dann 

 wird das Tier in Kücken- oder Seitenlage gefesselt, an das Brett heran- 

 geschoben, der Kopf nach Möglichkeit in die Glasglocke gebracht und der 

 umgestülpte Gummibeutel möglichst fest auf den vorderen Falz fixiert. 

 Man' liilit dann durch den luftstrom erzeugenden Apparat die Druckluft in 

 das System einstreichen und hört schon, ob an dem Ansatz des Gummi- 

 beutels irgend eine Undichtigkeit besteht. Diese winde eventuell etwas mit 

 Fett abzudichten sein. Zu Beginn wird man den Überdruck, dessen Größe 

 man am Quecksilbermanometer ablesen kann, natürlich nicht besonders 

 hochtreiben, sondern ersl dann verstarken, wenn der Drustkorb eröffnet 

 ist. Durch einfaches Höher- oder Tiefersenken des im Wasser befindlichen 

 Steiarohres kann man den gewünschten Blähungszustand der Lungen her- 



i Geliefert von Holzhauer-Ma.Tbmg a. L. 



