Technik und Anwendungsweise der Überdrackoperationen. 



543 



stellen. Die Narkose kann nach Belieben geregelt werden. Durch die Ver- 

 wendung einer Glasglocke als Rezipient des Tierkopfes ist es besser mög- 

 lich, sich über das Aussehen des Tieres zu orientieren als in einem 

 Blechkasten. Es braucht natürlich nicht besonders betont zu werden, daß 

 für kurarisierte Tiere diese Apparatur nicht verwandt werden kann, da 

 ja das Tier unter den vorliegenden Verhältnissen durch eigene Atem- 

 bewegungen seinen Gasstoffwechsel in der Lunge besorgen muß. 



Ein Apparat, der einen Überdruck bei Maskenatmung hervorzu- 

 bringen sucht, ist unter anderem der von Brat- Schmieden und der von 

 Tiegel 1 ) angegebene. Die Abbildungen zeigen die ganze Tiegelsche Apparatur, 

 die recht brauchbar ist (Fig. 168 u. 169). 



=J85l fc 



Überdruckapparatur nach Tiegel. (Maske mit Lufrreservoir tind Narkosebehälter.) 



Sie besteht: 



1. aus einer Blechmaske (M), die mittelst einer aufgestülpten, mit Luft gefüllten 

 (iummipelotte der Schnauze des Versuchstieres luftdicht aufgedrückt und außerdem 

 durch einen rasch zu lösenden Gurt befestigt werden kauu; 



2. aus einem mit Netz übersponnenen Gummiballon (B), der durch ein weiteres 

 Rohr (B) mit der Maske kommuniziert und zugleich Luftreservoir und Behälter fin- 

 den Narkosenäther darstellt. Die ueite Lichtung des Verbindungsrohres sichert eine 

 unbehinderte Atmung. 



Das weite Yerbindungsrohr f/.'v ist über dem Ballon von einem dünneren RohivZv 

 durchbohrt, das etwa bis in das Zentrum des aufgeblähten Ballons reicht und mit einer 

 Druckluft liefernden Quelle (Sauerstoffbombe. Wasserstrahlluftpumpe i. in Verbindung 

 gebracht, als Zuführungsrohr der Druckluft dient. 



l ) Zentralbl. f. Chir. Bd. 35. S. 679 (1908). Bnon Beiträge. Bd. «4. S. 356 (1909): 

 Bd. 68. S.584. (1910). 



