544 



R. von den Velden. 



In das Dach der Maske ist ein zweites dünnes Rohrstück (A) eingefügt, das mit 

 einem Wasserstanddruckventil verbunden wird und durch dieses die Ableitung der 

 überschüssigen Druckluft samt den Exspirationsgasen aus der Maske ermöglicht. 



Das WasBerstanddruckventil besteht aus einem hohen, zur Hälfte mit Wasser 

 gefüllten Glasgefäß, in welches ein Metallrohr eintaucht. Das Metallrohr ist durch einen 

 an dem Deckel des Gefäßes angebrachten Zahnradtrieb verstellbar, so daß das Ventil 

 und damit auch der Druck in der Maske leicht reguliert werden kann. Das Ventil hält 

 den Druck der Luft in dem ganzen System auf einer gewünschten gleichmäßigen Höhe 

 und verhütet ein Ansteigen über diese hinaus, andrerseits gestattet es bei genügend 

 reichlich gewählter Luftzufuhr ein fortwährendes Abströmen von Luft . wodurch die 

 Atmungsluft in Ballon und Maske stetig erneuert wird. 



Fig. 169. 



Tiegelsche Apparatur. 



Beide an der Maske angebrachte Rohre (R und A) sowie das in dem Ballon 

 führende Zuleitungsrohr (Z) sind drehbar. Ferner ist auch in das Verbindungsstück 

 zwischen Maske und Ballon ein drehbares Gewinde (D) eingefügt. Es ist so möglich,, 

 den Apparat den verschiedenen Lagen des Versuchstieres anzupassen. 



Das in den Ballon führende Zuleitungsrohr (Z) läuft oben in einen durch einen 

 Hahn verschließbaren Ansatz (H) aus, durch welchen auch während der Narkose mit- 

 telst einer Spritze Äther in den Ballon nachgefüllt werden kann, ohne eine Unterbre- 

 chung des Überdruckes herbeizuführen. 



Sehr brauchbar ist auch die Apparatur von Brat 1 ), die durch ein ein- 

 faches, von Schmieden in der Maske angebrachtes Schraubenventil hier 

 beliebig zu ändernde Druckerhöhungen herzustellen erlaubt (Fig. 170). 



Brat-Sckmieden, Münchner med. Wochenschr. 55. S. 2421 (1908). 



