gl4 A. Loliman n. 



Rahmen des Fensters sichtbar ist, wird abgetragen. Durch den dritten 

 Ring: sind alle zur Wunde führenden Bauchgefäße zugequetscht, so daß 

 keine Blutung eintritt. Sollten unter dem Glimmerfenster noch einige Luft- 

 blasen vorhanden sein, was sich nach einiger Übung fast völlig vermeiden 

 läßt, so sticht man unterhalb des Rahmens vorsichtig eine Rekordspritze 

 mit langer Nadel ein und führt die Spitze 1 an die Stelle der Luftblasen. 

 die sich dann leicht aufsaugen lassen. 



Will man die Versuche über längere Zeit ausdehnen, so ist es ratsam, 

 nicht nur das Tier mit Flanelltüchern zuzudecken, sondern auch unter den 

 Rücken, auf den es aufgebunden ist. mehrere Tücher zu bringen, um die 

 Abkühlung möglichst zu verhindern. Bei Kaninchen setzt man am besten 

 etwas linkseitig das Fenster ein, weil sonst durch den Dickdarm fast der 

 ganze Dünndarm verdeckt wird. 



Währenddes Einsetzens des Fensters kommt vorübergehend der Darm 

 mit der Luft in Berührung. Obwohl ich keinen störenden Einfluß davon 

 gesehen habe, habe ich doch auch diese Berührung in einigen Versuchen 

 vermieden. Unmittelbar vor Eröffnung der Bauchhöhle, nachdem man die 

 Bauchwand emporgehoben hat, spritzt man von oben durch die Bauchwand 

 in die Bauchhöhle mit einer großen Rekordspritze so viel 0"9° /„iger Na Cl- Lösung, 

 daß bei Eröffnung der Bauchwand der Darm mit Flüssigkeit bedeckt ist. 

 Die Höhe des Flüssigkeitsspiegels kann man durch die Bauchwand hindurch- 

 schimmern sehen. Beim Einsetzen des Fensters fließt dann seitlich die 

 größte Menge der Flüssigkeit wieder ab. 



Die beschriebene Methode gestattet äußerst bequem die dauernde Be- 

 obachtung des Darmes ohne Schädigung weder des Darnies noch des 

 übrigen Tiere-. Sie erlaubt auch in der bequemsten Weise alle möglichen 

 Manipulationen am Versuchstiere. 



7. Registrierung der Darmbewegung durch kompressible Hohlkörper, 

 die in das Darmlumen eingeführt werden. 



Eine der am häufigsten geübten Untersuchungsmethoden besteht 

 darin, daß man einen kompressiblen. auf ein Rohr aufgebundenen Ballon 

 in das Darmlumen einführt und die durch die Darmkontraktionen 

 bedingten Veränderungen in der Weite des Ballons auf eine Schreibvor- 

 richtung übertragt. 



Einen nach diesem Prinzip gebauten Apparat zeigt der Engelmannsche J ) 

 Enterograph auf Fig. 1#9. Er besteht aus einem kleinen Zylinder c, dessen 

 Wand eine dünne Gummimembran m bildet, und dessen Boden aus einer 

 Messingscheibe p besteht. Die Membran ist oben über eine Glasröhre g 

 geschoben, auf deren anderes Ende ein dickwandiger Gummischlauch h 

 gezogen wird. Der Apparat wird durch ein Loch in der Darmwand ein- 

 geführt, indem man zur besseren Führung eine bis auf den Boden von c 



i /'//. W. Engt Imann, Beitrage zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysiologie, 

 Pßügers Archiv. Bei. 4. S. 33 (1871). 



