624 



A. Loh in ;i 11 n. 



Das oben 1 ) beschriebene Magnussche Verfahren der Registrierung 

 der Längsmuskulatur wird wohl wegen seiner bequemen Handhabung und 

 wegen der guten Resultate, die es liefert, am meisten angewandt. Ich habe 

 dieser Versuchsaufstellung nun noch eine Modifikation gegeben 2 ), die 

 besonders wegen ihrer bedeutenden Vereinfachung mancherlei Vorteile bietet. 

 Wie ans <\w beigefügten Fig. 196 zn ersehen ist. verwende ich statt 

 der flachen Kristallisationsschalen etwa 13 ni/ lange und 3"7 '■/// weite 

 Glasgefäße. Wenn diese mit 100cm 3 Ringerlösung gefüllt 

 Fig. 196. werden, halten sie sich gut in dem mit Wasser gefüllten 



Thermostaten schwimmend. Die Wand der herausge- 

 schnittenen Darmschlinge wird nun an beiden Enden 

 mittelst einer feinen Nadel mit je einem Seidenfaden ver- 

 sehen, der im) die durchstochenen freien Darmenden fest- 

 gebunden wird. Der eine Faden wird dann durch einen 

 zweiten Knoten direkt auf den Glashalter (s. Fig. 196) 

 aufgebunden und das Darmstück mit dem Halter in das 

 Glasgefäß gebracht. Der Halter besteht ans einem recht- 

 winklig gebogenen Glasrohr, dessen unteres Ende zuge- 

 schmolzen ist. Der untere quere Schenkel hat eine An- 

 zahl feiner Löcher. Der Halter dient nämlich gleichzeitig 

 zur Zuführung des Sauerstoffes. Das obere Ende des 

 Darmes wird nun durch den hier eingebundenen Seiden- 

 faden direkt mit dem Schreibhebel in Verbindung ge- 

 bracht. Während also bei Magnus ein Glasstab, eine Glas- 

 röhre für die Sauerstoffzufuhr und eine Stange mit daran 

 befestigter in die Ringerlösung eintauchender Rolle not- 

 wendig sind, werden diese Teile bei der beschriebenen 

 Anordnung durch das einfach gebogene Glasrohr ersetzt und so das Ein- 

 bringen des Darmes in die Ringerlösung wesentlich vereinfacht. Außerdem 

 ist die Verteilung des Sauerstoffes in der Flüssigkeit eine gleichmäßigere. 

 Schließlich ist in dem von mir verwandten tiefen Gefäße mit kleiner 

 ( )berfläche die Temperatur leichter konstant zu halten als bei den flachen 

 Schalen. 3 ) 



IS^ES, 



Schluß. 



In der vorliegenden Abhandlung habe ich mich auf die Methoden 

 zur Untersuchung der Darmbewegungen beschränkt. Für einige zu dem 

 Thema in naher Beziehung stehende Hilfsoperationen oder sonstige Ver- 

 fahren möge ein kurzer Literaturhinweis genügen. 



!) Siehe S. 621. 



2 ) A. Lohmann, Eine bequeme Modifikation der Magnusschen Registrierung von 

 Darmbewegungen. Zeitschr. f. biol. Tech. u. Metb. Bd. 2. Nr. 6. S. 272 (1912). 



8 ) Glasteile wie Schreibhebel können durch den Mechaniker dos hiesigen Instituts. 

 Herrn M. Rinck, bezogen werden. 



