(332 Richard Cempf. 



oxyd bis auf eine geringe Trübung eben wieder löst, filtriert und verdünnt 

 mit Wasser auf ein Liter (Lösung I). Ferner löst man 2 g Silbernitrat 

 in einem Liter siedendem Wasser, fügt V6ö g feingepulvertes S eigne tte- 

 salz (Kalium-natrium-tartrat) hinzu und kocht kurz, bis der anfangs 

 weiße Niederschlag grau geworden ist; dann filtriert man noch heiß und 

 bewahrt die Flüssigkeit an einem nicht zu hellen Orte auf (Lösung II). 

 Zum Gebrauch bedient man sich eines Gemisches gleicher Volumina dw 

 beiden Lösungen, das man sich in passender Menge erst kurz vor der 

 Benutzung herstellt, und erwärmt es in dem zu versilbernden Gefäß unter 

 Umschütteln im Wasserbade, bis die gewünschte Wirkung eingetreten ist. 

 Das betreffende Glasgerät wird vorher mit Natronlauge, dann mit Schwefel- 

 saure ausgekocht, darauf nacheinander mit Wasser, Alkohol und Äther 

 ausgespült und getrocknet. 



( ! laswolle, wie sie für die Laboratoriumstechnik n. a. für Filtrations- 

 zwecke von erheblicher Wichtigkeit ist. wird jetzt in solcher Feinheit des 

 Gespinstes hergestellt, daß ein 200.000;// langer Faden mir 10 g wiegt. *) 

 Da Glaswolle ein überaus poröses Material darstellt und große Flüssigkeits- 

 mengen aufzusaugen vermag, ohne dadurch gasundurchlässig zu werden. 

 eignet es sich vorzüglich als Füllmaterial für Gaswaschflaschen, Kali- 

 apparate od. dirl. Füllt man in den toten Raum eines solchen Apparates Glas- 

 wolle in der Weise ein, daß sie in die Absorptionsflüssigkeit zum Teil eben 

 eintaucht, so steigt diese infolge der Kapillaritätskräfte in der Glaswolle 

 empor, benetzt diese durch und durch und bietet so dem Gasstrom eine 

 sehr große Oberfläche dar. 2 ) 



Zum Reinigen von Glasgefäßen ist ein einfacher Apparat ange- 

 geben worden 3 ), der gestattet, röhrenförmige Glasgeräte, z.B. Kapillaren, 

 mit starken Säuren gründlich und bequem zu durchspülen, ohne daß man 

 von den Säuredämpfen belästigt wird. - Auf den bekannten Kunstgriff beim 

 Flaschenspülen, nämlich die Spülflüssigkeit in den Gefäßen beim Entleeren 

 in drehende Bewegung zu versetzen, um das Auslaufen zu beschleunigen, 

 wurde von neuem hingewiesen.*) — Glasgeräte, namentlich solche, die mit 

 analytischer Genauigkeit gewogen werden sollen, dürfen nicht mit den 

 Nichtleitern der Elektrizität: Wolle. Seide oder Leder abgerieben werden, 

 da sie dann elektrisch werden und einesteils durch Elektrisierung der 

 Wagschalen die Wägung stören, andernteils Staub aus der Luft anziehen. 

 Leinen oder Baumwolle leiten die Elektrizität besser und sind daher 

 schon eher zum Abputzen von Glasgeräten geeignet 



l ) Vgl. Rieh. Lee, Die Glashütte. 1910, S, 223; Chem.-Ztg. Bd. 35, Rep. S. 286 

 (1911). 



'") Vgl. J. Wenzel. Eine neue Form von GaswaschflascheD und Absorptions- 

 apparaten für die Elementaranalyse. Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd. 30, S. 161 (1908). 



3 ) Ritzmann, Reinigangsvorrichtung für röhrenförmige Glasapparate. Chem.-Ztg. 

 Bd. 34, S. 1204 (1910). 



') //. /•.'. Schatimburg, Ein Kunstgriff beim Flaschenspülen. Chem.-Ztg. Bd. 35, 

 S. 291 (1911). 



