Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 633 



Auf die Feststellung, daß alle Glassorten und ebenso reiner Quarz 



sich deutlich als bakterizid erweisen, sei hier nur kurz aufmerksam 

 gemacht. 1 ) 



Um festsitzende eingeschliffene Glasstopfen zu lösen, empfiehlt es 

 sieh bekanntlich, den äußeren Schliffteil zu erhitzen. 2 ) 15ei feuergefähr- 

 lichem Gefäßinhalt ist es angebracht, zu diesem Zweck nicht die freie 

 Flamme zu benutzen, sondern einen Dampf strahl gegen den Flaschen- 

 hals zu leiten. Prophylaktisch kann man sich gegen das leidige Festsitzen 

 („Anbacken") von Glasstopfen dadurch schützen, daß man die Schliffflächen 

 mit einem gewöhnlichen Bleistift bis zur gleichmäßigen Schwärzung be- 

 streicht, d. h. sie mit Graphit schmierte) Dieses Schmiermittel hat allge- 

 mein vor dem Einfetten die großen Vorzüge, unschmelzbar und hitzebe- 

 ständig zu sein und sich in organischen Lösungsmitteln nicht zu lösen. 

 Ähnlich verhält sich sirupöse Phosphorsäure und zum Teil auch eine 

 Lösung von /ucker in Glyzerin.*) Flaschen, die stark alkalische Lösungen, 

 namentlich Kali- oder Natronlauge enthalten, darf man nicht mit einge- 

 schliffenen Glasstopfen verschließen, da diese infolge der Bildung von 

 A\ asserglas nach kurzer Zeit unlösbar festsitzen. Man benutzt am besten 

 in diesen Fällen nur lose passende Glasstopfen, die erst nach dem Über- 

 ziehen mit einem kurzen Schlauchstück den Flaschenhals luftdicht ver- 

 schließen. Für Titrationen mit Laugen wählt man aus demselben Grunde 

 Büretten mit Hahnkörpern aus Phosphorbronze oder besser aus Silber, 

 da diese Stoffe in dem Hahngehäuse nicht anbacken. 5 ) (Vgl. auch weiter 

 unten S. 672. 6 ) 



Über die „Wasserhaut" auf Glasgefäßen siehe die Ergänzungen 

 zum dritten Kapitel (S. 661). 



2. Quarzglas. (Vgl. S. ö 6.) 



Zum Unterschied von dem völlig glasklaren, durchsichtigen Quarz- 

 glas bezeichnet man zweckmäßigerweise die durch viele kleine Glasbläs- 



l ) L. Bitter, Über das Absterben von Bakterien auf den wichtigeren Metallen 

 und Baumaterialien. Zeitschr. Hyg. Bd. 69. S. 483 (1911); Chem.-Ztg. Bd. 30. Bep. S. 281 

 (UM 2). 



'-') Vgl.: J. J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie, übersetzt von F. Wähler, 4. Aufl. 

 Bd. 10, S. 4G1 (1841). 



3 ) Vgl.: B. Kempf, Praktische Studien über Vakuumsublimation. Journ. f. prakt. 

 Chem. |2|. Bd. 78, S. 207 (1908). — W. H. Warren, Die Ermittlung des Gases bei Ein- 

 schmelzrohrreaktionen. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 33, p. 1417 (1911): Chem.-Ztg. 

 Bd. 35. Rep., S. 521 (1911). 



4 ) Siehe z. B.: //. Ebert, Anleitung zum Glasblasen. 4. Aufl. 1912, Leipzig (Joh. 

 Ambr. Barth). S. 91 (Fußnote). 



') Lassar-Cohn, Arbeitsmethoden für organisch-chemische Laboratorien. 4. Aufl.. 

 Hamburg und Leipzig (L. Voss). Allg. Teil, S. 305 (1906). — Vgl.: /■'. Michel, Automa- 

 tische üniversalbürette. Chem.-Ztg. Bd. 30. S. 595 (1912). 



6 ) Anmerkung: Über Glasblasen unterrichten: //. Ebert, Anleitung zum Glas- 

 blasen. 4. Aufl., Leipzig 1912, Joh. Ambr. Barth. — Djakoiion- und Lermantoff, Die Be- 

 arbeitung des Glases. 2. Aufl. (1911); vgl. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 4ö;> (1912). 



