Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 



657 



II. Sieben. (Vgl. S. 16 und 17.) 



Das deutsche Arzneibuch 1 ) unterscheidet als Maßstab für Zer- 

 kleinerungen 6 Siebnummern . aufsteigend von. 1 — 6 beziffert nach 

 sinkenden Maschenweiten von 4. 3, 2. 075. Cr30 und 0*15 mm. Als grob 

 gepulvert werden Arzneimittel bezeichnet, die das Sieb Nr. 4 (0*75 mm 

 Maschenweite) passiert haben, mittelfein gepulvert entspricht der Maschen- 

 weite 030 mm und fein gepulvert der Maschenweite O'lÖmm. 



Ein „Normalsieb" von bestimmter Maschenweite und bestimmter 

 Dicke der Fäden oder Drähte schlug Perrin*) vor. 



Nachträge zum dritten Kapitel. 



Abwägen und Abmessen. 



Vgl. Bd. I, S. 17— 26. 



I. Gewichtsbestimmung. (Vgl. S. 17 — 21.) 



Da es keine absolut gleicharmige Wage gibt, muß man bei Diffe- 

 renzwägungen stets streng darauf achten, daß man den ( regenstand bei den auf- 

 einander zu beziehenden Wägungen auf derselben Wageschale wägt. 

 Kommt es aber, was im Laboratorium ja selten der Fall ist. auf die Fest- 

 stellung des absoluten Gewichtes eines Gegenstandes an. so muß man 

 diesen nacheinander auf beiden Schalen wägen und dann das arith- 

 metische Mittel aus den beiden Ergebnissen nehmen. Daß grobe Fehler 

 entstehen können, wenn man diese Regeln nicht beachtet, erhellt aus 

 dem folgenden Versuch. Ein Gewichtsstück vom Nominalwert 100 g wurde 

 auf fünf verschiedenen, längere Zeit gebrauchten analytischen Wagen (von 

 F. Sartorius in Göttingen) jedesmal sowohl auf der linken wie auf der 

 rechten Schale gewogen. Das Ergebnis zeigt die folgende Tabelle, die für 

 sich selber spricht. 



iewicht auf der 

 linken Schale 



Gewicht auf der 

 rechten Schale 



I 'it'f, renz in mn 



1000006 

 1000006 

 100 0026 

 999977 

 1000000 



999980 

 99-9979 

 999960 

 100 0010 

 999983 



26 

 2-7 

 6-6 

 33 

 17 



999993 

 99-9993 

 999993 

 99-9994 

 99-9992 



Ebenso ergibt auf den meisten Handwagen, wovon man sich 

 leicht durch den Versuch überzeugen kann, ein und derselbe Gegenstand 

 ein etwas anderes (iewicht. je nachdem man ihn auf der einen oder auf 



l ) 5. Ausg. 1910, Berlin (R. v. Deckers Verlag), S. XXVII. 

 -) Perrin, Den Nutzen eines Siebtyps, eines sogenannten Normalsiebes 

 Falsific. Bd. 5, S. 81 (1912); ehem. -Ztg. Bd. 36, Rep. S. 341 (1912). 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VI. , .) 



Ann. 



