Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik" 



665 



Die Tropftrichter nach Walter (Fig. 207) gestatten das Abfließen 

 einzelner Tropfen bequem außerhalb des eigentlichen Reaktionsgefäßes zu 

 beobachten. Ist dieses undurchsichtig, oder ist die Spitze des Tropftrich- 

 ters aus irgend einem anderen Grunde den Blicken nicht zugänglich, z. 1!. 

 bei sehr dunkel gefärbten Reaktionsmassen, so erweist sich dieser Tropf- 

 trichter oft als sehr nützlich. — 



An Spritzt' laschen empfiehlt es sich, im Blasrohr ein Rückschlagven- 

 til anzubringen, das den einmal in der Flasche erzeugten Druck so lange 



SpritzHasclie mit Ventilen nach Gamber. 



aufrecht erhält, bis durch den Ausfluß 

 des Wassers oder durch das Öffnen 

 einer mit dem Finger verschließbaren 

 Öffnung der Druckausgleich einge- 

 treten ist. 1 ) In der nebenstehenden 

 Allbildung einer derartigen Spritz- 

 flasche 2 ) (Fig. 208) bezeichnet a das 

 Gummirückschlagventil, b das Druck- 

 ausgleichrohr. Praktischer mag es sein, dieses letztere an dem Ventilrohr 

 selbst anzubringen; es bedarf dann nur eines zweifach durchbohrten 

 Stopfens. 3 ) Auch für das Herauslassen der komprimierten Luft kann ein 



Spritzflasche mit Ventilen 



') O.Bach, Laboratoriumsapparate. Spritzflasche mit konstantem Strahl. Journ.f. 

 prakt. Chem. [2], Bd. 11, S. 479 (1870). — Vgl. u. a. auch: B. L. Steinlen, Neue Labo- 

 rutoriumspparate. 1. Spritzflasche mit automatischen Luft- und Sicherheitsventilen. 

 Chem.-Ztg. Bd. 28, S. 753 (1904). 



-) C. Schaare, Neuer Spritzflaschenaufsatz mit Gummirückschlagventil und Druck- 

 ausgleichrohr. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 60 (1910); vgl.: 0. Bach und ferner : v. d. Kerkhoff, 

 beide ebenda. S. 101. 



3 ) 0. Bach, loc. cit. (Journ. f. prakt. Chem. u. Cbem.-Ztg.) 



