Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 



667 



wünschten Hone durch Schließen der Pipette mit dem Finger Einhall ge- 

 bietet 1 ) (Fig. 212). Eine praktische Sicherheitspipette mit automatischer 

 Einstellung 2 ) (Uberlaufprinzip) zeigt Fig. 213. Eine ähnliche Konstruktion 



kann man sich leicht seihst herstellen, indem man mit Hilfe eines Stück- 

 chens Gummischlauch ein T-Glasrohr über eine gewöhnliche Pipette schiebt. 

 die an der Marke abgeschnitten worden i>t 3 ) (Fig. 214). 



Eine neue Mikrobürette*) (Fig. 215). mit deren Hilfe man heim 

 Titrieren einen deutlichen Umschlag heim Zufügen weniger Tausendste] 

 Kubikzentimeter von V^o-n-Lösungen erhalten kann, gewährt die gleiche 

 Genauigkeit, wie die Wägung auf der Nernstschen Mikrowage (siehe oben, 



S. 663 1. i he zwei in 

 1 100 cm 3 geteilten 

 Büretten sind mit 

 dem Reaktionsgefäß 

 derart zu einem Gan- 

 zen verschmolzen, 

 daß die Titerflüssisr- 



Fig.215 



Fig.213. 



Pipi-rtc zum Anblasen 

 (D.R.P.). 



Sieherheitspipette mit automatischer Null- 

 pnnkts-Einstellunsr. 



Pipette mit automatischer 

 Einstellung nach Thomas. 



keiten unmittelbar zusammentreten können, ohne Tropfen zu bilden. 

 Enge Büretten mit einer Teilung in Hundertstel Kubikzentimeter wurden 

 auch von anderer Seite angewendet. 5 ) 



') B. Bomborn, Pipette, D. B.-P. 220.807. Chem.-Ztg. Bd. 34, Rep. S. 217 (1910). 



-) Vgl.: Rosenthal, Über die Wasser- und Schmandbehandlung in Erdölen. 

 Chem.-Ztg. Bd. 33, S. 1259 (1909). 



3 ) Vgl.: J. B. Thomas, Eine automatische Pipette. Journ. Ind. Eng. Chem. Vol. 2, 

 p. 330 (1910); (hem. -Ztg. Bd. 34, Rep. S. 380. 



i ) F. Bilch, Maßanalytische Versuche mit kleinen Flüssigkeitsmengen. Monatsh. f. 

 Chem. Bd. 32. S. 21 (1911); vgl.: F. Emich , Über die Fortschritte der Mikrochemie. 

 Chem.-Ztg. Bd. 35. S. 637 (1911). 



5 ) F. Ehler, Über Versuche zur Darstellung des metallischen Radiums. Ber. d. 

 Deutsch, chem. Ges. Bd. 43. S. 2615 (1910). 



