Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 



669 



wenn sie völlig rein, insbesondere wasserfrei ist. wochenlang unverändert 

 aufbewahrt werden. Zur Entnahme bestimmter Mengen wird an C ein 

 Längeres Chlorkalzium-Kalirohr und dahinter ein Gummidruckball ange- 

 schlossen. Mit Hilfe dieses Druckballs wird die Luft in .1 etwas kompri- 

 miert und der Hahn b dann geschlossen. Nun kann durch vorsichtige- off- 

 nen des Hahnes c ein gleichmäßiger Strom Blausäure in die graduierte 



Titrierapparat nach Tolmacz i Co 



Bürette E bis zur gewünschten 

 Marke hinübergelassen werden. Das 

 an d befestigt« 1 Kalirohr, das man 

 außerdem auch noch mit dem Abzug 

 verbinden kann, verhindert jede 

 Belästigung durch verdunstende 

 Blausäure. Durch e wird dann die 

 Säure in das Reaktionsgefäß ab- 

 gebissen. 



Eine mit dem Vorratsgefäß 

 verbundene Bürette 1 ), die durch 

 bloßes Neigen des Apparates gefüllt wird, zeigt Fig. 217. Eine ähnlich leicht 

 nachfüllbare Bürette 2 ) ist in Fig. 218 dargestellt; ihr Hahn ist so konstruiert, 

 daß wohl der Bürettenraum, nicht aber der Vorratsraum mit der Außen- 



Titrierappaiat mit automa- 

 tischer Nullpnnktseinstellung 

 nach dem Heberprinzip. 



') B. Tolmacz & Co., Verbesserter Titrierapparat. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 656 (1911). 

 -) '-'. Müller, Eine vereinfachte Sicherheits-Xaclifi'ill-ßürette. Chem.-Ztg. Bd. 36, 



S. 147(1912). 



