670 



Richard Kempf. 



luft verbunden werden kann. Ein Verspritzen der Titrierflüssigkeit durch 

 irrtümlich falsches Herumdrehen des Halmes ist also völlig ausgeschlossen. 

 Ganz ähnliche Titrierapparate wurden schon früher vorgeschlagen. 1 ) 



Von den vielen Titrierapparaten 2 ), bei denen umgekehrt das Yorrats- 

 gefäß unterhalb des Bürettenrohres angeordnet ist (nach einem wohl 

 ursprünglich von 0. Knöfler stammenden Vorschlage), seien hier nur zwei 

 Konstruktionen angeführt, die ebenso praktisch wie elegant zugleich auto- 

 matische Nullpunktseinstellung aufweisen. Bei dereinen 3 ) (Fig. 219) 

 ist die Nullpunktseinstellung' nach dem Heberprinzip, bei der anderen 4 ) 

 nach dem - wohl etwas sicherer funktionierenden — Überlauf prinzip 



bewirkt, Die erstere 

 Fig. 22o. Fig. 22i. Fig. 222. Titriereiurichtuiig kann 



man sich ohne Mühe 

 selbst herstellen. 6 ) 



Die Vorratsgefäße 

 von Titrierapparaten 

 dürfen keine starre 

 komplizierte Verbin- 

 dung mit der Bürette 

 haben, da man die Ti- 

 trierflüssigkeiten häufig 



Glasstackversclilnß UmSChÜtteln muß , Ulli 



äSl eine etwa eingetretene 



Mohrsche Büretten. Elltlllischling aufzillie- 



ben und die in den 

 oberen Teil des Gefäßes destillierten 

 Wassertröpfchen wieder mit der Lö- 

 sung zu vereinigen. - 



Bezüglich der Vorrichtungen, 

 die Ablesung des Flüssigkeitsstandes in Büretten zu 

 erleichtern, sei auf die Literatur 6 ) verwiesen. 



Nach Sacher 7 ) ist der einfachste Behelf zur richtigen Ablesung ein 

 kleiner Spiegel, den man an die Rückwand der Bürette anlegt: man 



*) Wulf, Neue Nachfüllbürette. Apoth.-Ztg. Bd. 25, S. 1004 (1910); Chem.-Ztg. 

 Bd. 35,Rep. S. 45 (1911) und: v. d. Heide. Abfüllbürette. Chem.-Ztg. Bd. :55. S. 568 (1911). 



2 ) Siehe z. B. : F.Michel, Automatische Universalbürette. Chem.-Ztg. Bd. 36. 

 S. 595(1912). 



3 ) Nach dem Katalog Nr. 120 der „Vereinigten Fabriken für Laboratoriumsbedarf" 

 (Berlin N.4), S. 294. Fig. 2591. — Vgl. auch die im Prinzip ganz ähnliche Bürette in: 

 hunge-Berl, Chemisch-technische Untersuchunssmethoden. 6. Aufl. 1910, Berlin (Jul. 

 Springer), Bd. 1, S. 66 (Fig. 36). 



4 )llrinfz, Neue Bürette mit Nnllpunktseinstelhim:. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 171 

 (1912). Fi tr. 2. 



■') Titrierapparat nach Dr. ll.Waldeck. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 387 und 542(1912). 



6 ) Siehe z. B.: Die Zusammenstellung hei J. F. Sacher, Über die einfachste Ab- 

 lesevorrichtung für Büretteu. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 622 (1911). 



n ) loc. cit. 



Mohrsche Vorrichtung 

 zum Ablesen von Bü- 

 retten. 



die dazu dienen 



( Üafstückvei-schluß für 



Mohrsche Quetschhahn- 



bü retten. 



