Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik' 



671 



richtet dann <\n\ Flüssigkeitsmeniskus in der Bürette mit seinem Spiegel- 

 bilde genau aus. Dies wird noch wesentlich erleichtert, wenn man mit 

 Hilfe eines Diamanten oder Hartstahls in den Spiegel eine feine horizon- 

 tale Linie einritzt. 



Jedoch gibt auch die ältere von Fr. Mohr 1 ) empfohlene Vorrichtung 

 zum Ablesen (Fig. 220) sehr gute Resultate. Man stellt sich diese Vor- 



Gießtrarette nach 

 Gay-Lv 



ißbürette nacl 

 Greißler. 



richtung am einfachsten so her, daß 

 man ein rechteckiges, auf der einen 

 Seite weißes, auf der Rückseite 

 schwarzes Kartenblatt von circa 

 5x6 cm Kantenlänge auf l / 3 seiner 

 längeren Seite so knifft und um- 

 biegt, daß ein halb weißes, halb 



schwarzes Rechteck entsteht, wie es die Abbildung (in V 2 natürlicher 



Größe) zeigt. 



Neben den Glashahn- und Quetschhahnverschliisseu ist noch der als 



recht praktisch gerühmte Glasstückverschluß 2 ) zu erwähnen, dessen 



Hahnlose Bürette. 



') Vgl.: R.Fresenius, Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse. 6. Aufl. 

 1898, Bd. 1, S. 43. 



2 ) Zuerst von R. Bimsen als Verschluß hei gasanalytischen Arheiten empfohlen : 

 vgl.: R. Bimsen, Gasometrische Methoden. Braunschweig 1857, S. 13—14. — Siehe ferner: 

 R. Rieth, Die Volumetrie oder chemische Maßanalyse. Bonn 1871, S. 13—14; F. Mohrs 



