672 



Richard Kempf. 



Büretten mit Glashahn nicht zu 



Fig. 226. 



einfache Anwendungsweise aus der Abbildung (Fig. 221) ohne weiteres 

 ersichtlich ist. Auch in Verbindung mit einem Schraubenquetschhahn 

 spezieller Konstruktion (Fig. 222) mag dieser Verschluß recht brauch- 

 bar sein. 1 ) 



Eine eigentümliche Handhabung erfordert die in Fig. 223 dargestellte 

 Bürette * 2 ), die den Hahn nicht an der Auslauf-, sondern an der Einguß- 

 seite trägt. Die Flüssigkeitssäule wird wie in Pipetten durch den äußeren 

 Luftdruck gehalten, solange der enge Kanal am Hahnrohr geschlossen ist. 

 Gefüllt wird die Bürette durch Einsaugen der Flüssigkeit. 



Nicht bloß historisches, sondern auch praktisches Interesse verdienen 

 noch heute die ebenfalls ganz hahnlosen Gießbüretten („Chamäleon- 

 büretten") von Gay-Lassar (Fig. 224) und von Geissler (Fig. 225). 3 ) 



Namentlich für Titrationen mit alkalischen Flüssigkeiten sind 

 empfehlen, weil sich an den Schliff- 

 flachen allmählich Wasser- 

 glas (Alkalisilikat)lösung 

 bildet, die wie ein Kitt das 

 Hahnküken fast unlöslich 

 verklebt. Um diesen Übel- 

 Stand zu vermeiden, kann 

 man entweder die oben 

 angeführten hahnlosen Bu- 

 re ttenformen oder eine 

 3!oÄrsche Quetschhalmbü- 

 rette anwenden oder end- 

 lich eine Bürette mit einem 

 genau eingeschliffenen Hahn aus Phosphorbronze, Nickel oder 

 Silber 4 ) (Fig. 226). In diesen Hähnen besteht nicht nur das Küken aus 

 Metall, sondern auch das Gehäuse, worin es sich dreht, und erst dieses 

 ist in den unverändert gebliebenen Glaskörper gasdicht eingeschliffen. 

 Diese Hähne sollen sogar gegen ein Vakuum dicht halten und werden 

 daher auch sonst gelegentlich recht gute Dienste leisten können. 



'hos].l]orl>ronze 



it Metall küken und -gehäus 

 keifen. 



für alkalische Flüssig 



Lehrbuch der chemisch-analytischen Titriermethode von A. Classcn, 7. Aufl., Braun- 

 schweig (F. Vieweg& Sohn) 1896, S. 8; Lunge-Berl, Chemisch-technische Untersuchungs- 

 methoden. 6. Aufl., Berlin (Jul. Springer) 1910, Bd. 1, S. 61; A. ('lassen, Theorie und 

 Praxis der Maßanalyse. Leipzig 1912, S. 85—86. 



') K. Kling, Eine neue Bürettentropfvorrichtung. Chein.-Ztg. Bd. 34, S. 100 (1910). 



2 ) W. Alexandrow, Eine Bürette ohne Glashahn und ohne Kautschukverbindung. 

 Zeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 49, S. 436 (1910); Chem.-Ztg. Bd. 34, Rep. S. 329 (1910). 



s ) Vgl. R. Fresenius, Anleitung zur quantitativen Analyse. 6. Aufl., Braunschweig 

 (Fr. ViewegÄ Sohn) 1S9S, Bd. 1, S. 44— 46. — VI. Winkln-, Prakt. Übungen in der 

 Maßanalyse, 3. Aufl. (1902). Leipzig (A. Felix), S. 21. 



4 ) Lassar-Cohn, Arbeitsmethoden für organisch-chemische Laboratorien. 4. Aufl., 

 Hamburg und Leipzig (L. Voss) 1908, Allg. Teil, S. 305. 



