Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik'. ß7ö 



S. 36, Fig. 65) zu benutzen. Diese Konstruktion arbeitet geräuschloser 

 und ist dauerhafter als jene. 



Im Notfall genügt als Betriebskraft eines einfachen Motors Wasser- 

 dampf, den man aus einem Metallkessel entwickelt und mittelst eines 

 gebogenen Glasrohrs gegen eine mit Schaufeln aus Zinkblech versehene und 

 auf dem Stab eines Rührers konzentrisch angebrachte Korkscheibe richtet. *) 



Eine eigenartige Art, einen Rührer zu betätigen, der in einem un- 

 zugänglichen Glasgefäß sich in senkrechter Richtung auf und ab bewegen 

 soll, besteht darin, daß man am oberen Ende des Rührerstabes ein Stück 

 weiches Eisen befestigt und etwas oberhalb davon außen über das Glas- 

 gefäß eine starke Magnetisierspule schiebt. Läßt man diese einen inter- 

 mittierenden Strom durchfließen, so wird der Rührer im Innern des Glas- 

 gefäßes im Takte eines einzuschaltenden Stromunterbrechers auf und ab 

 ftmzen. 2 ) 



Schon früher wurde die gleiche Rührmethode von Beckmann 3 ) dazu 

 benutzt, bei Molekulargewichtsbestimmungen nach der Gefriermethode 

 hygroskopische Flüssigkeiten unter 

 Luftabschluß zu rühren. Der Rührer Fig. 229. 



besteht aus einem oberen schmiede- 

 eisernen Ring, der mit dünnem Platin- 

 blech dicht umgeben ist, Zwei mit 

 Gold angelötete Platindrähte tragen 

 }e einen als Rührer dienenden fla- 

 chen, wellenförmig gebogenen Ring 



Elektromagnet zum Kühren nach 



aus Platinblech. Der Hals des Kühl- Beckmann. 



gefäßes wird von den Polschuhen eines 



Elektromagnets (Fig. 229) umgeben. Als Stromquelle genügt ein Chrom- 

 säure element von P7 Volt Spannung, das einen Strom von 17 Ampere 

 erzeugt. Zur intermittierenden Stromunterbrechung kann ein Musikme- 

 tronom dienen, an dessen Achse sich zwei Drähte befinden, die durch 

 abwechselndes Eintauchen in Quecksilbernäpfchen den Kontakt mit leicht 

 zu regulierender Geschwindigkeit herstellen oder unterbrechen. 



III. Rühren. (Vgl. S. 31—36.) 



Zum Mischen plastischer Massen, z. B. zum innigen Vermengen 

 von Rohkautsclmk mit organischen oder anorganischen Füllstoffen, dient 

 das „Misch walz werk".*) Es besteht aus zwei hohlen Walzen, die. 



l ) T). H. B. Couman, Ein einfacher mechanischer Rührer. Chem. News. Vol. 100, 

 p. 209 (1909); Chem.-Ztg. Bd. 34, Rep. S. 9 (1910). 



") Franz Fischer und V. Froboese, Über die fraktionierte Kristallisation und 

 das Atomgewicht des Argons. Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 44, S. 97 (1911). 



s ) E. Beckmann, Beiträge zur Bestimmung von Molekulargrößen. IV. Neuerungen 

 au den Apparaten. Zeitschr. f. physik. Chem. Bd. 21. S. 238 (1896). 



4 ) Siehe z. B.: B. Neumann, Chemische Technologie und Metallurgie. Leipzig 

 <S. Hirzel) 1912. S. 648. 



43* 



