(578 Richard Kern p f. 



Ein mechanischer und gleichzeitig Luft (oder bei passender Einrichtung 

 ein anderes Gas) ansaugender Rührer l ) besteht aus einem Glasrohr, an 

 das unten ein vierarmiges hohles Glaskreuz kommunizierend angeschmolzen 

 ist. Bei genügend rascher Rotation wird unten die Flüssigkeit herausge- 

 schleudert und dafür oben Luft angesaugt: also im Prinzip eine Umkehrung 

 des Segnerschen Wasserrades. Auch die durch Zentrifugalwirkung Flüssig- 

 keit ansaugenden Rührer sind durch mannigfache neue Formen vermehrt 

 worden. Besonders wirksam dürfte die vorstehend abgebildete Rührvor- 

 richtung (Fig. 232) sein. 2 ) Durch große Einfachheit zeichnet sich der von 

 Thiele 3 ) angegebene, ebenfalls auf der Wirkung der Zentrifugalkraft be- 

 ruhende Rührer aus: er besteht aus einem rechtwinklig gebogenen, beider- 

 seits offenem Glasrohre, das an der äußeren Seite des Knies ein Loch hat, 



IV. Schütteln. (Vgl. S. 36— 39.) 



Für Titrationen, bei denen die zu titrierende Flüssigkeit andauernd 

 geschüttelt werden muß (Silber-, Phosphor-, Magnesiabestim mutig), wurde 

 ein eigens hierzu geeigneter Schutt eltisch angegeben. 4 ) - 



Während die bisher üblichen Schüttelapparate im Laboratorium ge- 

 wöhnlich nur in einer Richtung, meist horizontal oder vertikal, die Ar- 

 beit des Schütteins vollziehen, ahmt der nebenstehend abgebildete Apparat 

 (Fig. 233) die Bewegungen des energischen Schütteins mit der Hand 

 möglichst vollkommen nach : der Tisch, welcher die zu schüttelnden Gefäße 

 trägt, macht bei der Rotation der Antriebswelle sowohl eine drehende als 

 auch gleichzeitig sich hebende und senkende Bewegung. ) 



Das Schüttelgefäß nach Kempf (Bd. 1, S. 38, Fig. 67 und 68) wurde 

 ein wenig modifiziert 6 ) (Fig. 234). Man kann" mit Hilfe des abgeänderten 

 Apparates Reaktionsgemische im Vakuum oder — unter Abschluß gegen 

 die Luft - iu der Atmosphäre eines beliebigen Gases bei jeder ge- 

 wünschten Temperatur schütteln, jederzeit ohne Aufhebung des Vakuums 

 oder des Luftabschlusses Reagenzien nachtragen und gleichzeitig eine etwa 



1 ) P. Barthel und M. Kleinstück, Ein einfacher Rührer. Chem.-Ztg. Rd.34, S.848 

 (1910). 



2 ) H. Leiser, Rührvorrichtung für schwer mischbare und spezifisch schwere Flüssig- 

 keiten. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 756 (1911). — Vgl. auch: Derselbe, Neuerungen in La- 

 boratoriumsapparaten. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 19, S. 1426 (1906) und: Zur Theorie 

 eines neuen Rührers für Flüssigkeiten und geschmolzene Metalle sehr verschiedener 

 Dichte, sowie für Flüssigkeiten und einen schweren Niederschlag. Zeitschr. f. ehem. 

 Apparatenkunde. Bd. 2, S. 37 (1907); Chem. Zentralbl. 1907, I, S. 770. 



3 ) Joh. Thiele, Zur Kenntnis der ungesättigten Verbindungen. Über das feste 

 Butadiendibromid. Liebig?, Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 308, S. 339 (1899). 



4 ) L. W. Bahnet/, Ein Schüttelapparat für Silber-, Phosphor- und Magnesiabestim- 

 mung. Journ. Ind. Eng. Chem. Vol. 3, p. 594 (1911); Chem.-Ztg. Bd. 35, Rep. S. 521 

 (1911). 



5 ) Warmbrunn, Quilitz & Co., Schüttelapparat. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 679 (1912). 

 — Siehe auch: F. Hanfland, Neue Schüttelmaschinen. Chem.-Ztg. Bd. 32, S. 1213 (1908). 



6 ) Vgl. : F. W. Hinrichsen und R. Kempf, Zur Frage der Hydrierung des Benzols. 

 Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 45, S. 2106 (1912). 



