Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 689 



grüßernden Gasstrom. Diese Forderung erfüllt der M Sker-B r enne r J ) (Fig. 238), 

 der daher die innigste Mischung des Gases mit der Luft bewirkt und in dieser 

 Beziehung den IVc/« -Brenner noch übertrifft 2 ) (vgl. hierzu Fig. 239). 



Um auf bequeme Weise eine bestimmte Heizwirkung mit einem 

 Bunsenbrenner erzielen und die Einstellung dazu stets wiederfinden zu 

 können, wurde am Hahn des Brenners ein über einer Skala spielender 

 Zeiger angebracht, der es ermöglicht, sowohl die zugeführte Gas- wie Luft- 

 menge stets in gleicher, beliebig bestimmter Stärke zu dosieren. 3 ) Hat 

 man z. B. mit diesem Brenner einmal ausprobiert, welche Zeigerstellungen 

 den einzelnen Temperaturen, die in einem bestimmten Trockenschrank sich 

 bei verschiedener Flammenhöhe einstellen, entspre- 

 chen, so ist das Einregulieren des Luftbades auf Fi g .-24o. 

 eine bestimmte Temperatur stets mühelos zu er- ^^ 

 reichen. Vorausgesetzt ist dabei allerdings, daß 

 der Druck in der Gasleitung konstant bleibt, was man 

 erforderlichenfalls durch Einschaltung eines Druck- 

 regulators 1 ) erreicht (vgl. auch Bd. I, S. 66). 



Von den vielen schon vorgeschlagenen Spek- 

 tralbrennereinrichtungen sei auf eine besonders 

 einfache und wirksame Konstruktion aufmerksam 

 gemacht 5 ) (Fig. 240). Ihr großer Vorzug vor an- 

 deren Spektralbrennern besteht darin, daß der 

 Flamme das Salz von innen zugeführt wird. Jede 

 Abkühlung der Flamme durch Wärmeableitung «£Z3> 



nach außen ist dadurch vermieden. W r as durch den 

 das eiserne Schälchen tragenden Draht an Wärme 

 abgeleitet wird, bleibt im Brennerrohr und kann ( '"'" 

 nur eine für die Flammentemperatur günstige Vor- 

 wärmung des Gases zur Folge haben. Bezüglich der c^L_ --jP 

 bewährten Spektralbrenner nach Beckmann 6 ) sei 



auf die Literatur verwiesen (siehe auch dieses Hand- spektraibrenner-Einsatz naC h 

 buch, Bd. V, 2. Teü, S. 1051 ff.). 



') D. R.-P. 159.981 ; vgl. den Prospekt der Firma P. F. Dujardin & Co., Düssel- 

 dorf, über Gasbrenner und Gasöfen für hohe Temperaturen nach Meker. 



2 ) H. Streiche, Altes und Neues vom Bunsenbrenner. Chem.-Ztg. Bd. 36, S.563 (1912). 



3 ) L. Schmitz, Gasbrenner mit genau einstellbarer Regulierung für Gas- und Luft- 

 menge. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 11 (1910). 



4 ) Vgl. z.B.: A. Martens und M. Guth, Das königl. Materialprüfungsamt der 

 Technischen Hochschule Berlin. Berlin (Jul. Springer), 1904, S. 219. — S. H. Cottins, 

 Vorrichtung zur Erzielung eines gleichmäßigen, einstellbaren Gasstromes und ein emp- 

 findlicher Thermostat. Chem. News. Vol. 105. p. 244 (1912); Chem.-Ztg. Bd. 36, Rep. 

 S. 365 (1912) und Zeitschr. f. Instrumentenkunde. Bd. 32. S. 305 (1912). 



5 ) J. Treckt, Spektralbrenner-Einsatz. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 67 (1910). 



6 ) Siehe z. B.: E. Beckmann, Färben von Flammen für das analytische Praktikum. 

 Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 20, S. 561 (1907). — Derselbe. Analysenbrenner aus Por- 

 zellan. Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 25, S. 1515 (1912). — Derselbe. Natriumlampen 

 für Polarisation. Ber. d. Deutsch, chem. Ges., Bd. 45, S. 2523 (1912). 



Abd erh aldern, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VI. _j^ 



