Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 



698 



die Öse des Deckels ab, legt ihn mit seiner Innenseite nach oben auf ein 

 am besten in der Mitte durchgebranntes - Drahtnetz und setzt in 

 passender Entfernung eine kleine Flamme darunter. Bei Veraschungen 

 oder dgi. kann man zum Schluß die Flamme bis zum (Jlühen des Por- 

 zellans steigern. Während Platingeräte beim Erhitzen auf Asbestplatten 

 wegen deren Unreinigkeiten oft außen etwas beschlagen, bleiben sie auf 

 einer Porzellanplatte stets sauber, und Flüssigkeiten verdampfen wegen der 

 guten Wärmeleitung des Porzellans ziem- 

 lich rasch. Fig. 243 



Drückt man einen Porzellantiegel- 

 deckel mit seiner Öse in die Decke 

 einer leeren Streichholzschachtel, so 

 hat man ein sauberes F orz eil an ti sc li- 

 ehen, auf das man heiße Platindeckel 

 u. dgl. ablegen kann. 1 ) 



Als praktische Tiegelunt er Sätze, 

 die nichts kosten, wurde feiner auf die 

 feuerfesten Fußstücke ausgedienter 

 Glühstrümpfe für Hängegaslicht auf- 

 merksam gemacht. Wie die Skizzen (Fig. 243) zeigen, sind sie von oben 

 und von unten für verschiedene Tiegelgrößen (auch als Einsätze in Exsikka- 

 toren) zu gebrauchen. 2 ) 



Kußstüeke von Hängega«glühlichtlampen als 

 Tiegeluntersatze nach v. Heygendorff. 



V. Bäder und Öfen. 



1. Luftbäder (Thermostaten. Brutschränke). 

 (Vgl. S. 58—65.) 



Ein doppelwandiger Heizschrank, der höhere Temperaturen erreichen 

 läßt, als es mit den gewöhnlichen Luftbädern möglich ist, ist in Fig. 244 

 abgebildet. 3 ) 



Dieser Schrank besteht aus starkwandigem Aluminiumblech und ist 

 von einem Gehäuse aus dickwandigem Asbestschiefer umgeben. Die Heiz- 

 flammen schlagen zunächst auf eine starke Kupferplatte. Mit einem größeren 

 Allihn-Brmner (vgl. Bd. I, S. 48 und Fig. 85 auf S. 49) erreicht man in 

 dem Luftbade nach 5 Minuten 100°, nach 9 Minuten 200°, nach 17 Mi- 

 nuten 300°, nach 30 Minuten 400° und nach ca. 45 Minuten 460° in der 

 Mitte des Kastens. 



Als einfaches Luftbad, speziell zum sauberen und gleichmäßigen Er- 

 hitzen von Platintiegeln, empfiehlt sich ein Nickeltiegel von etwa 100cm 3 



1 ) K. Arndt, Zwei billige Vorrichtungen für quantitative Arbeiten. Cb.em.-Ztg. 

 Bd. 34, S. 649 (1912). 



2 ) v. Heygendorff, Tiegeluntersätze, die nichts kosten. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 139 

 (1911). 



3 ) Ä. Stähler, Ein Intensivtrockenschrank für Temperaturen bis zu 460° C. Chem.- 

 Ztg. Bd. 33, S. 903 (1909). 



