Ergänzungen zur .. Allgemeinen ehemischen Laboratoriumstechnik". ß95 



Von den vielen Thermostaten (Luftbädern für konstante Tempera- 

 turen), die durch die Dämpfe einer siedenden Flüssigkeit geheizt werden, 

 sind hier noch einige der wichtigeren Konstruktionen zu erwähnen. 



Zum Trocknen von Analysensubstanzen im Vakuum oder in einem 

 Gasstrom bei konstanter Temperatur dient der in Fig. 245 abgebildete 

 Apparat. 1 ) (Vgl. auch dieses Handbuch, Bd. V, 2. Teil, S. 1325, Fig. 286.) 

 Sehr ähnlich ist die von Emil Fischer*) vorgeschlagene Form, die 

 sich ausgezeichnet bewährt hat (Fig. 246). Die Temperatur im Innern 

 dieses Trockenapparates ist ca. 5 C> niedriger als der Siedepunkt des 

 Lösungsmittels, wenn man bei Temperaturen in der Nahe von 100° 

 (z. B. mit Xylol) arbeitet. 



Einen in Kupfer gearbeiteten wirksamen Trockenschrank, der eben- 

 falls durch die Dämpfe eines siedenden Lösungsmittels auf konstante Tem- 

 peratur gehalten wird und der gleichzeitig- 

 erlaubt, einen vorgewärmten Gasstrom (Luft, Fig. 247. 

 Kohlendioxyd od. dgl.) über das zu trocknende 

 Material zu leiten, stellt Fig. 247 dar. 3 ) Auf 

 der linken Seite wird der Apparat durch 

 eine verschraubbare Tür aus Gußstahl luft- 

 dicht verschlossen, bei .1 wird eine Luft- 

 pumpe und bei B eine zum Waschen des 

 ( rases und außerdem als Blasenzähler dienende 

 Waschflasche angeschlossen. — Ganz ähnlich Thermostaten-Luftbad nach &«. 

 ist der Thermostat von Coste. 4 ) 



Einen elektrischen Thermostaten, der durch eine elektrische Glüh- 

 lampe geheizt wird und Temperaturen bis 60° zu erreichen gestattet, 

 stellt Fig. 248 dar. 5 ) Die Glühlampe ist direkt in den Wasserraum des 

 Luftbades eingebaut und schaltet sich automatisch aus und ein, je nach- 

 dem die Temperatur, auf die man eingestellt hat. erreicht ist oder 

 noch nicht. 



Ebenfalls ein mit elektrischen Glühlampen heizbarer Thermostat 

 wurde von anderer Seite vorgeschlagen. 6 ) In diesem Trockenschrank, der 

 2 Reihen von je 4 Glühlampen enthält, erreicht man leicht Temperaturen 

 bis 160°. Bei 95° betrug die Schwankung + 1°. 



*) L. Storch, Vakuumtrockenapparat. Ber. d. österr. Ges. 1893, S. 13; Zeitschr. 

 f. angew. Cheni. Bd. 6, S. 337 (1893) und Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 33, S. 585 

 (1894). 



2 ) Bisher nur anonym oder unter falschem Autornamen veröffentlicht; vgl. dieses 

 Handbuch, Bd. 1, S. 296, Fig. 429. — Ferner: C.IAebermann and M. Zsuffa, Über 

 Anthranol-snlfosäuren. Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 43, S. 1009 (1910). 



8 ) ß.L. Siau, Ein neuer Trockenofen für konstante Temperatur. Journ.Soc.Chem. 

 Ind. Vol. 30, p. 61 (1911); Chem.-Ztg. Bd. 35, Rep. S. 81 (1911). 



4 ) J. H. Coste, Ein Trockenofen. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 874 (1912). 



5 ) F. Hanfland, Neuer elektrischer Thermostat. Chem.-Ztg. Bd. 34. S. 256 (1910). 

 B ) M. M. Mac Lean, Ein guter Trockenofen. Journ. Ind. Eng. Chem. Vol. 2. p. 480 



1910); Chem.-Ztg. Bd. 35, Rep. S. 9 (1911). 



