696 Richard Kempf. 



2. Thermoregulatoren. (S. 65 — 68.) 

 a) Thermoregulatoren für Bäder, die mit Gas geheizt werden. 



Für doppelwandige . mit Wasserdampf über 100° zu erhitzende 

 Trockenschränke wurde ein Thermoregulator konstruiert, der direkt in 

 den Fuß des Brenners eingebaut ist, und der durch den Dampfdruck des 

 Wasserdampfs betätigt wird: übersteigt der Dampfdruck die gewünschte 

 Höhe, auf die der Apparat eingestellt ist, so drückt er in einem U-Rohr 



Fig. 248. Fig. 249. 



.'hermostaten-Luftbad mit Glühlampenheizung nach Hanfland 



eine Quecksilbersäule gegen die Brennerdüse so dicht heran, daß der Gas- 

 strom gehemmt wird und die Temperatur wieder sinkt. 1 ) 



Genau dasselbe Prinzip, nur daß an Stelle des Wasserdampfes die 

 durch die Wärme ausgedehnte Luft auf das Quecksilber in dem einen 

 Schenkel eines U-Rohrs drückt, in dessen anderen »Schenkel der Gasstrom 

 vom Quecksilber mehr oder weniger freigegeben wird, befolgt der in 

 Fig. 249 abgebildete Thermoregulator. 2 ) A ist das mit Luft gefüllte Ge- 

 fäß, gleichsam ein Luftthermometer: es wird in den zu erwärmenden 

 Raum eingesetzt. Um den Apparat einzustellen, heizt man das betreffende 

 Bad an und läßt von Zeit zu Zeit durch den Hahn J) die sich ausdehnende 

 Luft entweichen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, dann wird 



l ) F. Hanfland, Ein sich selbst regulierender Gasbrenner. Chem.-Ztg. Bd. 35. 

 S. 669 (1911). 



-) P. Poetschke, Ein neuer Thermoregulator mit Gasheizung. Journ. Amor. Chem. 

 Soc. Vol. 31, p. 1218 (1909): Chem.-Ztg. Bd. 34, Rep. S. 9 (1910). 



