698 



Richard Kern p f. 



Temperatur zur Folge hat. In solchen Fällen eignen sich besser die Metall- 

 regulatoren. Diese stehen den Quecksilberregulatoren zwar an Genauigkeit 

 nach, können aber auf beliebig hohe Temperaturen erhitzt werden, ohne 

 daß sich die einmal eingestellte Temperatur mit der Zeit verschiebt. > | 

 b) Thermoregulatoreu für elektrisch geheizte Bäder. 

 Die soeben erwähnten, für Gasheizung berechneten, aber elektrisch 

 betriebenen Thermoregulatoren sind natürlich auch leicht für elektrisch 

 geheizte Bäder zu verwerten. Ferner sind einige mit elektrischen Glüh- 

 lampen geheizte Thermostaten, bei denen der elektrische 

 Strom sich nach Bedarf automatisch öffnet und schließt, 

 bereits oben erwähnt worden (S. 695). 



Eine ebenfalls für elektrisch geheizte Luftbäder vor- 

 geschlagene Konstruktion bedient sich des Prinzips der 

 Gasthermometer: ein eingeschlossenes Volum Stickstoff ver- 

 schiebt bei Temperaturänderungen in einer Glaskapillare 

 einen Quecksilberfaden, der durch Öffnen und Schließen 

 eines Relais den elektrischen Heizstrom des Luftbades in 

 gewünschter Weise reguliert. Das Prinzip ist also dem 

 des oben erwähnten Gasregulators (vgl. Fig. 249) sehr 

 ähnlich. Ein derartiger Regulator vermag Temperaturen 

 zwischen 800° und 900° über Zeiträume von mehreren 

 Wochen innerhalb 1° konstant zu halten. 2 ) Für niedrigere 

 Temperaturen (etwa von 30 — 100°) eignet sich der in 

 Fig. 251 abgebildete Thermoregulator 3 ) für elektrisch ge- 

 heizte Bäder. Die in dem zylindrischen Gefäß c befindliche 

 Membran h wird durch den stärkeren oder geringeren 

 Druck des Dampfes einer im Gefäße c enthaltenen niedrig 

 siedenden Flüssigkeit je nach der Temperatur mehr oder 

 weniger zusammengedrückt : hierdurch wird ein so schnelles 

 steigen oder Sinken der Quecksilbersäule und des Schwim- 

 mers i bewirkt, daß schon die geringsten Temperatur- 

 # Schwankungen, etwa l /s° C. genügen, um den elektrischen 



Heizstrom ein- oder auszuschalten. Bei g und h wird der 

 Thermoregulator für elektrische Strom angeschlossen und mittelst der Mikro- 

 2£S£*8H!£l meterschraube, der Apparat eingestellt. 

 3. Ofen. (S. 68—72.) 

 a) Mit Gas zu heizende Öfen: 



x ) Vgl.: Poda, Thermostat für refraktometrische Bestimmungen. Cbem.-Ztg. Bd. 35. 

 S. 1382 (1910). 



a ) M. Bodenstein und F. Kranendieck, Ein Thermoregulator für elektrische 

 Widerstandsöfen. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 18, S. 417 (1912). — Vgl. auch: M. Boden- 

 stein und W.Pohl, Gleichgewichtsmessungen an der Kontaktschwefelsäure. Ebenda. 

 Bd. 11, S. 376 (1905). 



8 ) R. Muencke, Thermoregulator für elektrische und Gasheizung. Chem.-Ztg. Bd. 36, 

 S. 659 (1912). 



