Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik "*. I>i) ( .) 



Zum Heizen von Röhren bis auf etwa 550° bei guter Temperatur- 

 konstanz wurde ein Gasofen angegeben, dessen Temperatur mittelst eines 

 sehr langarmigen Zeigerhahns genau einstellbar ist. 1 ) 



Zur Erzielung höherer Temperaturen (über 1300°) ist ein praktischer 

 Gebläse-Gasofen angegeben worden, dessen innere Teile größtenteils aus 

 Magnesia bestehen. 2 ) Bis zur Platinschmelzhitze (über 1700°) gelangt 

 man bei Anwendung von Preßluft mit besonders sorgfältig durchkon- 

 struierten Gasöfen. 3 ) 



b) Elektrisch zu heizende Öfen: 



Zur Herstellung von Temperaturen, die 1000° erheblich übersteigen, 

 dürfte die elektrische Heizung unbedingt den Vorzug verdienen, nament- 

 lich wenn es sich um kleine Apparate und kleine Massen, die erhitzt 

 werden sollen, handelt. *) 



Die Zahl der neu vorgeschlagenen elektrischen Laboratoriumsöfen ist 

 erstaunlich groß; hier können nur einige wenige kurz Erwähnung finden. 



Ein Ofen mit Widerstandsmaterial aus einem Gemisch von klein- 

 stückiger Kohle mit Magnesia erlaubt Korundschmelzhitze zu erzeugen. 5 ) 

 Nach vorangegangenem Anheizen nimmt der Ofen ohne Schaden etwa 

 8 Kilowatt, d. h. 100 Amp. x 80 Volt. auf. Betreffs der ähnlichen Kr yptol- 

 und Silundum-Öfen sei auf die Literatur verwiesen. ) 



Als Widerstandsmaterial für elektrische Öfen sind ferner in Anwen- 

 dung gekommen: Wolfram 7 ), „Kalorit" 8 ), Molybdän 9 ), Xickel 10 ), 



') M. Le Blanc und E. Plaschke, Über die Darstellung von Formaldehyd aus 

 Methylalkohol nach dem Kontaktverfahren. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17, S. 48 (1911). 



2 ) W. Pip, Zwei neue Laboratoriumsöfen für hohe Temperaturen. Zeitschr. f. 

 Elektrochem. Bd. 16, S. 664 (1910); Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 516 (1910). 



3 ) Vgl. im übrigen: Heinecke, Versuchsöfen für Laboratorien mit Gasheizung und 

 Preßluft. Keram. Rundsch. 1911, S. 2; Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17, S. 438 (1911). - 

 Chem.-Ztg. Bd. 36, Rep. S. 21 (1912). 



4 ) Vgl.: W. Hempel, Erfahrungen mit elektrischen Öfen. Zeitschr. f. angew. Chem. 

 Bd. 23, S. 289 (1910). 



5 ) W. Pip, Zwei neue Laboratoriumsöfen für hohe Temperaturen. Zeitschr. f. Elek- 

 trochemie. Bd. 16, S. 665 (1910); Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 516 (1910). 



6 ) Siehe darüber z. B. : W. Hempel, 1. c. — Vgl. auch u. a. : J. H. Goodwin, Elek- 

 trischer Widerstandsofen für das Laboratorium. Zeitschr. f. Elektrochem. Bd. 17, S. 436 

 (1911); 0. Büß', Über das Schmelzen und Verdampfen unserer sogenannten hochfeuer- 

 festen Stoffe und über das Eisen-Kohlenstoffsystem. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 650 (1911). 



7 ) H. Leiser, Die Industrialisierung des Wolframs. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 702 (1911). 

 — C. G. Fink-Harrison, Neue Anwendungen von duktilem Wolfram. Chem.-Ztg. Bd. 36, 

 S. 1144 (1912). 



8 ) Eine Legierung von Nickel, Chrom, Mangan und Eisen. Vgl. : S. A. Tucker, 

 Elektrischer Röhrenofen mit Kaloritwiderständen für Laboratoriumsgebrauch. Chem.-Ztg. 

 Bd. 35, S. 578 (1911). 



9 ) P. Winne und C. Dantziger, Zwei einfache elektrische Öfen für Laboratoriums- 

 arbeiten. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 1437 (1911). 



10 ) M. Le Blanc, Widerstandsöfen mit elektrisch geheiztem Nickeldraht. Zeitschr. 

 f. Elektrochem. Bd. 15, S. 683 (1909); vgl. auch die folgende Diskussion des 

 Vortrags. — B. Lorenz und G. r. Hevesy , Widerstandsöfen mit elektrisch geheiztem 



