704 Richard Kempf. 



VII. Temperaturmessung. (Vgl S. 88—94.) 



Über die heutigen Fehlergrenzen bei der Messung höherer Tempe- 

 raturen wurden folgende Angaben gemacht. Die Mindestfehler bei exakten 

 Messungen betragen etwa 1 ): 

 zwischen 0° und 100° ± 0002° zwischen 1100° und 1550° ± 2* 



„ 100° „ 300° ± 0-05° „ 1550° „ 1750° ± 5° 



„ 300° „ 1000° ± 0-8° 



1. Flüssigkeitsthermometer. (S. 88—91.) 



Für genaue Messungen kann man sich eines guten, kalibrierten 

 Beckmann-Thermometers bedienen, mit dem man bei einiger Übung eine 

 Genauigkeit von etwa l%o erreichen kann. 2 ) 



Der Hauptvorzug der Thermometer aus Quarzglas besteht außer 

 in ihrer Unempfindlichkeit gegen schroffen Temperaturweehsel und ihrem 

 Ertragen hoher Temperaturen darin, daß der Eispunkt nicht ansteigt, wie 

 es bei den gewöhnlichen Glasthermümetern infolge thermischer Nachwir- 

 kung 3 ) usw. stets der Fall ist. 4 ) 



Bei der Messung sehr tiefer Temperaturen liefert nach Timmermans B ) 

 das Toluolthermometer genauere Resultate als die mit Alkohol, Schwefel- 

 kohlenstoff oder Pentan gefüllten . — Thaliin m-ämalgamthennometer 

 sind bis —60° brauchbar/) 



Bezüglich der Prüfung von Laboratoriumsthermometern durch die 

 Physikal.-Technische Reichsanstalt in Charlottenburg siehe die 

 Literatur. 7 ) 



2. (las therm oni et er. (S. 91.) 

 Zur Füllung von Gasthermometern benutzt man meistens Stickstoff. 

 das selbst bei 1600° keine Unregelmäßigkeiten in der Ausdehnung oder 

 Neigung zur Dissoziation zeigt. 8 ) Als Thermometergefäß kommt nur Me- 

 tall in Betracht. z.B. eine Platinlegierung mit 20% Rhodium: Iridium 



J ) A. Daif , Die Messung hoher Temperaturen und ihre Fehlergrenzen. Met. and 

 Chera. Eng. Vol. 8, p. 2fi0 (1910); Chem.-Ztg. Bd 34, Rep. S. 401 (1910). 



-) E. Beckmann, Modifikationen des Thermometers für die Bestimmung von Mo- 

 lekulargewichten und kleinen Temperaturdifferenzen. Zeitschr. f. physik. Chem. Bd. 51, 

 S. 359 (1905). — Siehe auch: W.A.Roth, Zur Thermochemie organischer Körper. Zeit- 

 schrift f. Elektroch. Bd. 17, S. 789 (1911). 



3 ) Vgl. z.B.: F.Allihn, Über das Ansteigen des Eispunktes bei Thermometern, 

 aus Jenaer Normalglas. Chem.-Ztg. Bd. 33, S. 1301 (1909). 



4 ) A. Kühn, Fabrikthermometer aus Quarzglas. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 339 (1910). 



5 ) J. Timmermans, Über den Gefrierpunkt organischer Flüssigkeiten. Chem.-Ztg. 

 Bd. 35, S. 881 (1911). 



6 ) Mc Tntosh und G. Johnson, Bericht über Amalgamthermometer. Journ. Amer. 

 Chem. Soc. Vol. 34. p. 910 (1912); Chem.-Ztg. Bd. 36, Rep. S. n89 (1912). 



7 ) Siehe z. B.: 11. F. Wiebe, Die Prüfung von Laboratoriumsthermometern. Chem.- 

 Ztg. Bd. 36, S. 1192 (1912). 



8 ) A. L. Da;/, Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Gasthermometer. Chem.- 

 Zeitung, Bd. 35. S. 745 (1911). — Vgl. auch: W. Bürger, Die Messung hoher Tempera- 

 turen. Elektischem. Zeitschr. Bd. 17, S. 309 (1911); Chem.-Ztg. Bd. 35, Rep. S. 557 (1911). 



