Ergänzungen zur ..Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 705 



eignet sich nicht für hohe Temperaturen. Quarzglas verträgt längere Zeit 

 hindurch keine Temperaturen oberhalb 1100" (vgl. oben, S. 634/5) 1 ). 



Cm die Diffusion des betreffenden Thermometergases durch die Ge- 

 fäßwandung zu verhindern, den mechanischen Druck abzuschwächen und 

 die Empfindlichkeit zu erhöhen, trifft man die Einrichtung, daß Thermo- 

 meterraum und Heizschlange sich zusammen in einer luftdicht schließen- 

 den Bombe befinden. Es läßt sich auf diese Weise erreichen, daß der Gasdruck 

 außerhalb und innerhalb des Thermometergefäßes gleich ist. 1 ) Als Manometer 

 benutzt man ein offenes U-Rolir. 'losen kapillare Verbindung mit dem 

 Thermometergefäß so eng ist, daß Beobachtungsfehler ausgeschlossen sind. 



Gasthermometer mit Stickstoff-Füllung und einem Platin-Rhodiumgefäß 

 (80% Pt 20% Rh) sind bis zu 1600° für sehr genaue Messungen brauch- 

 bar und können u. a. zur Aichung von elektrischen Pyrometern dienen. 2 ) 

 Für Gasthermometer mit Quarz glasgefäß ist nur Stickstoff als Füllung- 

 geeignet, Helium ist dazu ebensowenig wie Wasserstoff brauchbar, weil 

 diese Gase bei höheren Temperaturen durch Quarz diffundieren. 3 ) (vgl. 

 oben, S. 635—636.) 



3. Elektrische Thermometer. (S. 91 93.) 

 Oberhalb des Silberschmelzpunkts (961°) ist Temperaturmessung 

 mittelst Thermoelementen bequemer als mit Wider Standspyrometern: 

 Die elektrischen Platin-Widerstandsthermometer unterliegen bei höheren 

 Temperaturen zunehmenden Veränderungen, die man vermindern, aber 

 nicht beseitigen kann, wenn man das Pyrometer mehrere Stunden einer 

 höheren Temperatur aussetzt, als die ist. bei der die nachfolgenden Mes- 

 sungen stattfinden sollen. 4 ) 



Das thermoelektrische Pyrometer Le ChatelierS war das erste Instru- 

 ment, das erlaubte, Temperaturen bei Weißglut zu messen. 5 ) Für hohe 

 Temperaturen bis 1600° eignet sich ein Platin-Thermoelement i Platin +10% 

 Rhodium), für niedere Temperaturen ein Kupfer- Konstantan-Thermoelement. 6 ) 

 Neue Formen von Platin-Widerstandsthermometern gaben Stern 7 ) 



') .1. L. Da;/, loc. cit. 



2 ) Vgl. darüber z.B.: R.Marc, Referat über die bis zum Jahre 1911 aus dem 

 Geophysical Laboratory, Carnegie Institution in Washington, hervorgegangenen Arbeiten. 

 Zeitschr. f. Elektroch. Bd. 18, S. 4 (1912). 



3 ) A. Jacquerod und F. L. Perrot, Über die Anwendung des Heliums als thermo- 

 metrische Substanz und seine Diffusion durch Quarz. Comptes rendus de l'Acad. des 

 sciences de Paris. T. 139, p. 789 (1904); Chem. Zentralbl. 1905, I, S. 8. 



4 ) C. W. Waidner und G. K. Burgess, Met. and Chem. Eng. Vol. 8, p. 77 (1910); 

 Chem.-Ztg. Bd. 34, Rep. S. 190 (1910). 



5 ) Siehe z.B.: E.Arndt, Die Anwendung der physikalischen Chemie in der In- 

 dustrie feuerfester Erzeugnisse. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 213 (1911). 



6 ) B.Marc, Referat über die bis zum Jahre 1911 aus dem Geophysical Labora- 

 tory, Carnegie-Institut in Washington, hervorgegangenen Arbeiten. Zeitschr. f. Elektro- 

 chemie. Bd. 18, S. 3(1912). 



7 ) J. G. L. Stern, Eine neue Form des Platinwiderstandsthermometers und Mole- 

 kulargewichtsbestimmungen in verdünnten Kaliumnitratschmelzen. Zeitschr. f. physik. 

 Chem. Bd. 65, S. 667 (1909). 



Abderhalden. Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VI. 4.) 



