708 



Richard Kempf. 



wesentlich verbreitert ist (Fig. 256). Der Durchmesser AB und die Ent- 

 fernung B C sollen wenigstens 2*5 cm betragen. 1 ) Diese Trichterform ist 

 bereits früher von anderer Seite-) empfohlen worden (vgl. Bd. I, S. 95 

 und Fig. 183 auf S. 96). Für viele /wecke kann der Trichterst iel dieser 

 Trichter fehlen 8 ) (Fig. 257). Man darf dann aber das verwendete Filter nicht 

 zu klein wählen, da es sonst samt Niederschlag leicht durch die Öffnung 

 hindurchgleitet. Für quantitative Arbeiten empfiehlt es sich, diese Trichter 

 in einen gewöhnlichen Trichter einzusetzen: der Filterkonus hängt dann 

 unverändert frei, findet aber eine Stütze am äußeren Trichter, sobald er 

 sich etwas senkt. 



Ein anderes Prinzip, das Filtriergeschäft im Laboratorium zu be- 

 schleunigen, besteht gerade umgekehrt darin, Trichter mit einem recht 

 engen und langen stiel zu benutzen: Wenn injdem engen Rohr der Flüssig- 

 keitsfaden nicht reißt, kommt eine Saugwirkung zustande. Um das Abreißen 

 der Flüssigkeitssäule zu verhüten, 

 wurde vorgeschlagen, den Trich- 



• i • . ° ' . , Fig- 256. 



terstieJ mit einer Knickung zu 

 versehen 4 ) (Fig. 258). 



Man kann mit Vorteil diese 

 Knickung auch an einer Ver- 



Filtriertrichter nach Black,, 



Filtriertrichtpr nach Blackman. 



längerungsröhre des Trichterstiels (mit 3 — kmm innerer Weite) anbringen. 

 Diese Einrichtung soll einfacher sein als die demselben Zweck dienenden 

 Schleifentrichter (vgl. Bd. I. S. 95 und Fig. 184 auf S. 96). 



Noch einfacher erreicht man dasselbe Ziel, wenn man mit Hilfe der 

 Grebläselampe zwei Einengungen in das Trichterrohr macht 5 ) (Fig. 259). 



Einen Rippentrichter, der 2 1 / 2 ma l rascher filtriert als ein ge- 

 wöhnlicher Trichter, kann man sich leicht aus diesem durch Einätzen 



*) Ph. Blackman, Ein praktischer Trichter. Chem. News. Vol. 104, p. 30 (1911): 

 Chem.-Ztg. Bd. 35. Rep. S. 409 (1911). — Derselbe. Ein neuer Trichter. Chem. News. 

 Vol. 104. p. 211 (1911); Chem.-Ztg. Bd. 35, Rep. S. 645 (1911). 



2 ) A. Gwiggner, Rapid-Analysentrichter. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 889 (1903). — 

 Vgl. auch die Notiz zu dem Artikel von Ph. Blackman, Chem.-Ztg. Bd. 35. Rep. S. 409 (1911). 



:; ) Ph. Blackman, Ein neuer Trichter. Chem. News. Vol. 104 p.312 (1911); Chem.- 

 Ztg. Bd. 36. Rep. S. 69 (1912). 



4 i E. Murmann, Knie-Filtriertrichter. Chem.-Ztg. Bd. 34. S. 124 (1910). 

 i 1'. /;. Raaschou, "Wie erzielt mau deu größten Nutzeffekt eines Trichters ? 

 Zeitschr. f. analyt. Chem. Bd. 49, S. 759 (1910); Chem.-Ztg. Bd. 34. Rep. S. 613 (1910). 



