712 



Richard Kempf. 



sich gleichzeitig 6 Gefäße bedienen lassen. 1 ) Eine ähnliche, aber selbsttätig 



funktionierende und elektrisch betriebene Vorrichtung gab Sinkinson 2 ) an. 

 l"ui Niederschläge in heißen Flüssigkeiten rascher zum Absitzen zu 

 bringen, muH man die Gefäße auf ein schlecht die Wärme leitendes Material, 

 z. 15. Filz, stellen. Setzt man das Gefäß auf Me- 

 tall oder steht es nur mit dem Boden auf 

 einem Wasserbade (statt ganz in diesem), so 

 setzen sich namentlich leichte, schleimige Nieder- 

 schläge sein- schwer ab, weil durch die ein- 

 seitige Abkühlung bzw. Erwärmung in der 

 Flüssigkeit stets Strömungen 

 entstehen . die den Nieder- 

 schlag wieder aufrühren. 



Auf ein Filtrierge- 

 stell, speziell geeignet für 

 Zuckeranalysen, sei hier 

 nur hingewiesen 3 ), ebenso 

 auf die Methoden der Mi- 

 krofiltrationen. 4 ) 



Vorrichtungen, die das 

 Abfiltrieren größerer Flüs- 

 sigkeitsmengen automa- 



Filtrierstativ nach Franz Fischer. 



Fig.26ü. 



Dekantier- und Fütrierapparat nach Hudig. 



l ) J. Hudig, Ein Dekantier- und Filtrierapparat. Chem.-Ztg. Bd.33, S.298 (1909). 

 — Vgl. dazu: W. J. Rohrbecks Nacht"., ebenda. S. 616. 



-> F.. Sinkinson, Ein Apparat für automatisches Dekantieren und Auswaschen von 

 Niederschlagen. Chem. News, Vol. 106, p. 49 (1912). 



i A. Kraft, Filtriergestell. Journ. Ind. Eni*. Chem. Vol. 3. p. 113 (1911); Chem.- 

 Ztg. Bd. 35. Rep. S. 185 (1911). 



4 ) Vgl. namentlich: F. Emich und ./. Donau, Über die Behandlung von kleinen 

 Niederschlagsmengen. Ein Beitrag zur qualitativen und quantitativen mikrochemischen 

 Analyse. Monatsh. f. Chem. Bd. 30. S. 745 (1909). 



