L6 



Richard Kempf. 



geschliffene, umgekehrte Trichter J sorgt für gute Lage des Filtrierpapieres 

 und verhütet ein Spritzen des zu filtrierenden Niederschlages an die Wand« 

 des Büchnertrichters. Bei E und am Stutzen von Ä bringt man ein Phos- 



phorpentoxydrohr an. Ist die 

 Fi £-- 67 - völlige Abwesenheit von Luft 



erforderlich, so leitet man 

 durch E irgend ein indiffe- 

 rentes Gas ein. — Ein ähn- 

 licher Apparat, bei dem das 

 (mit Rührer versehene) Re- 

 aktionsgefäß oberhalb iU i * 

 Filters angebracht ist. wurde 

 auch von anderer Seite vor- 

 geschlagen. 1 ) Einen prakti- 

 schen Apparat zum Filtrieren 

 bei -78° und bei vollkom- 

 menem Abschluß von Luft- 

 feuchtigkeit gaben ferner Knarr, Botitc und Aver- 

 beck 2 ) an. Schon früher wurde eine ähnliche Filtrier- 

 vorrichtung, die gleichzeitig das Wägen des Nieder- 

 schlages erlaubte, von Ruf vorgeschlagen. 3 ) 



d) Filtrieren in der Kälte und in der Hitze. (S. 99—102.) 

 Zum quantitativen Abfiltrieren im Goochtiegel 

 bei 0° dient der in Fig. 26s abgebildete Apparat. *) 

 Der eigentliche Trichter B. der mittelst der Gummi- 

 hülle C den Goochtiegel D trägt, ist in den gläsernen 

 .Mantel A bei G eingeschliffen. Die flache Glasschale K 

 und der Raum zwischen dem Mantel und dem Trichter 

 wird mit kleinen Fisstückchen gefüllt. Der mit 

 Quetschhahn versehene Abfluß F dient zum Ablassen des Schmelzwassers. 

 - Ganz ähnlich ist der nebenstehend abgebildete Apparat konstruiert") 

 (Fig. 269) und die von Knarr, Rothe und Averbeck 6 ) angegebene Vor- 

 richtung, die gestattet, bei der Temperatur einer Äther-Kohlendioxyd- 

 mischung abzufiltrieren (vgl. oben). 



l ) J.B.Firth und J. E. Mi/ers, Apparat zum Ausfällen. Filtrieren und Trocknen 

 in einem inerten Gase. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 540 (1911). 



-) L. Knorr, Studien über Tautomerie. IV. Mitt. : L. Knorr, 0. Rothe und H. Aver- 

 beck, Desmotropie beim Azetessigester. Ber. d. Deutsch, ehem. des. Bd. 44. S. 1144 (1911). 



3 ) O.Ruß', Katalvtische Reaktionen. I. Aluminiumchlorid. Ber. d. Deutsch, ehem. 

 Ges. Bd. 34, S. 1756 (1901). 



'i K. Serger, Ein neuer Eistrichter. Pharm. Zentralbl. Bd. 50. S. 641 (1909): 

 Chem.-Ztg. Bd. 33, Rep. S. 449 (1909). 



3 ) Ä. Eisenstein und F. Ziffer, Apparat zum Filtrieren bei konstanter Temperatur. 

 Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 1330 (1909). 



6 ) L. Knorr, Studien über Tautomerie. IV. Mitt.: L. Knorr. <>. Botin und IL Aar- 

 heck, Desmotropie beim Azetessigester. Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd. 44. S. 1140 (1911) 



Filtriera 

 skopische und luftempfind 

 liehe Substanzen nach Stein 

 köpf. 



