Ergänzungen zur ..Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik' 



19 



Murmann 1 ) empfohlen. Eine neue Befestigungsart für Goochtiegel, nämlich 

 durch aufblasbare Gummireifen, schlug Forbes*) vor. 



Um in ein beliebiges Gefäß mit enger Öffnung (Meßkolben, Reagenz- 

 glas od. dgl.) unter Anwendung der Pumpe hineinfiltrieren zu können, 

 kann man den Trichter in ein T-Rohr einsetzen und dessen entgegen- 

 gesetzten Schenkel mittelst Gummistopfen auf das betreffende Gefäß 

 luftdicht aufsetzen. 3 ) Man erspart auf diese Weise oft das Umgießen 

 des Filtrates in ein anderes Gefäß, was besonders bei quantitativen 

 Arbeiten störend und unbe- 

 quem ist, 



Um in ein beliebiges 

 Gefäß mit weiter Öff- 

 nung (Kristallisier- oder Ab- 

 dampfschale, Becherglas oder 

 dgl.) unter Saugen hineinzu- 

 filtrieren, bedient man sich 

 des in Fig. 272 abgebildeten 

 Apparates, der hauptsächlich 

 für quantitative Arbeiten 

 berechnet ist. 4 ) Er ist ähnlich 

 der schon früher von Witt 

 angegebenen Vorrichtung 

 (vgl. Bd. I, S. 106. Fig. 212). 

 Um ein Verspritzen des Fil- 

 trats zu vermeiden, hat das 

 Rohr, in dem der Trichter 

 Außenseite der sichelförmigen 



Buckel, die die Tropfen aufhalten, und ist am unteren 

 Ende so abgeschrägt, daß die Tropfen von der äußeren 

 Seife abfallen. 



Als Ersatz der teuren Platinkonusse beim Ab- 

 saugen in der quantitativen Analyse wurde ein sieb- 

 artig durchlöcherter Porzellantrichter vorgeschlagen 5 ) (Fig. 2T6). 



Auch bezüglich der Goochtiegel wurden einige bemerkenswerte neue 

 Vorschläge gemacht, Für quantitative Bestimmungen eignen sich Gooch- 

 tiegel mit angeschweißtem verbreiterten Rande ; der Rand erleichtert nicht 



Absaugetrichter aus 



Porzellan nach 



Meysahn. 



befestigt ist . an der 

 Biegung einige innere 



oochtiegel nach liichi 



') E. Murmann, Ein ueuer Tiegel, der „Rohrtiegel". Wiener Monatsh. f. Chem. 

 Bd. 19, S. 403 (1898). 



J ) II '. R. Forbes, Ein verbessertes Goochfilter. Chem. News. Vol. 105. p. 27 

 (1912); Chem.-Ztg. Bd. 36, Rep. S. 193 (1912). 



3 ) F.Michel, Saugtrichter. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 1193 (1910). — Vgl.: 77». Grze- 

 schik, Einige neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 949 (1910). 



4 ) E. Murmann , Eine Vereinfachung der Gewichtsanalyse. Zeitschr. f. analyt. 

 Chem. Bd. 50. S. 742 (1911). 



5 ) W. Meysahn, Absaugetrichter für chemisch-analytische /werke. Zeitschr. f. 

 angew. Chem. Bd. 23, S. 250 (1910). 



