Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 



f25 



Fig. 27 



zusammenstellt 1 ), zeigt Fig. 277. Man kann sich zu demselben Zweck auch 

 einer gewöhnlichen Flasche bedienen 2 ) (vgl. Fig. 278;. Diese letzten beiden 

 Vorrichtungen haben aber bei ihrer Anwendung zum automatischen Fil- 

 trieren den großen Nachteil, daß der Niederschlag gleich zu Beginn der 

 Filtration auf das Filter gelangt und somit die Filtration beträchtlich ver- 

 langsamt. Durch einen kleinen Kunstgriff kann man diesen Übelstand bei 

 dem zuletzt erwähnten Apparat beseitigen 3 ): man zieht das Flüssigkeits- 

 austrittsrohr etwas über den Gummistopfen hoch, so daß sich der Nieder- 

 schlag unterhalb der Auslaufstelle ansammelt. Durch einfache Dekantation 

 kann man dann den Niederschlag auswaschen. Will man ihn zum Schluß 

 abfiltrieren, so wird das Ausflußrohr 

 in die gezeichnete Stellung gebracht. Fig. 27s. 



Während des Dekantierens wird mittelst 

 eines angesetzten Gummischlauchs 

 der richtige Niveauunterschied zwi- 

 schen dem Flüssigkeitsauslauf- und dem 

 Lufteintrittsrohr hergestellt. Ferner 

 ist bei dem Apparat darauf zu achten, 

 daß das Luftrohr sehr weit sei, da es 

 beim Betrieb Flüssigkeit ansaugt : Ist 

 es zu eng, so kann der Ablauf oft 

 mi uutenlang stock* i n. Regelmä ßige 

 Erneuerung des Niveaus tritt ferner 

 dann sicher ein, wenn beide Röhren 

 des Apparates kurz in die Vorrats- 

 flasche hineinragen und das Luftzu- 

 führungsrohr unten abgeschrägt ist. 4 ) 

 Auf dem Prinzip der Mariotteschen Flasche beruht, ebenso wie die 

 Mehrzahl der bisher erwähnten Vorrichtungen, der in Fig. 270 darge- 

 stellte Nachfüllapparat. 5 ) 



Sind sehr große Flüssigkeitsmengen zum Filtrieren oder Auswaschen 

 nachzufüllen, so daß es unbequem ist, die schweren Vorratsgefäße über 

 dem Filter umgekehrt aufzuhängen, so stellt man sie besser neben dem 

 Filter auf und wendet das Prinzip des Hebers an. Fig. 280 zeigt eine 

 derartige Anordnung in ihrer Anwendung als Niveauhalter beim Ein- 

 dampfen einer Flüssigkeit auf dem Wasserbade 6 ) (vgl. auch die ganz 

 gleiche ältere Apparatur Bd. I, S. 109, Fig. 219). 



Automatisches Fil 

 frieren nach Hamli', 



Selbsttätige Filtrier- 

 vorrichtung nach 

 Hixon. 



J ) L. Hamliv, Ein automatisches Filter. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol.33, p.1584 

 (1911); Chem.-Ztg. Bd. 36, Rep. S. 233 (1912). 



2 ) F. W.Rixon, Einfache Filtriervorrichtung für größere Flüssigkeitsmengen. Chem.- 

 Ztg. Bd. 35, S. 1397 (1911). 



3 ) H.Rabe, Zuschrift an die Redaktion. Chem.-Ztg. Bd. 36, 8. 140 (1912). 



4 ) F. Müller, Zuschrift an die Redaktion. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 110 (1912). 



5 ) E. Schirm, Selbsttätiger Universalnachfüllapparat. Chem.-Zte. Bd. 35. S. 1333 

 (1911). 



6 ) E.Noga, Niveauhalter. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 997 (1911). 



