Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik - '. 727 



hält die Waschflüssigkeit. Auf dem oberen Trichter ruht die zu waschende 

 Substanz. Das Ablaufrohr des unteren Trichters ist mit einen) Stopfen 

 verschlossen, durch den ein kleines Siphonrohr aus Glas hindurchführt. 

 Das Luftzuführungsrohr der Mari otteschen Flasche endet auf dem 

 Grunde dieses zweiten Trichters einige Millimeter oberhalb der Mündung 

 des kleinen Siphonrohrs. Der Fassungsraum der beiden Trichter ist 

 genau gleich groß. Der Apparat betätigt sich nun folgendermaßen: Die 

 ersten Mengen des aus dem oberen Trichter ablaufenden Waschwassers 

 sammeln sich in dem unteren Trichter an und verhindern den Luftzutritt 

 zur Mariotteschen Flasche, so dal» der Abfluß aus dieser zum Stillstand 

 kommt. Allmählich steigt die Flüssigkeit im unteren Trichter an. erreicht 

 das Abflußsiphonrohr und wird abgehebert. Hierdurch ist der Luftzutritt 

 zur Mariotteschen Flasche frei geworden und der obere Trichter, der zu 

 demselben Zeitpunkt gerade leer gelaufen ist, füllt sich mit einer neuen 

 Portion frischer Waschflüssigkeit, worauf das Spiel von vorn anhebt. - 

 Zum automatischen Auswaschen von Niederschlägen eignen sich ferner 

 alle die Extraktionsapparate (Soxhlet usw.), die zum selbsttätigen Extra- 

 hieren fester Körper durch Flüssigkeiten dienen (siehe weiter 

 unten den Abschnitt: ..Selbsttätige Extraktion von festen Körpern" und 

 Bd. I, S. 182). 



4. Filtrieren unter Druck. Auspressen von Niederschlägen. 



(S. 111-112.) 



Eine kleine tragbare Presse, speziell zur raschen Herstellung von 

 Gewebesäften in der Kälte, wurde von de Bey-Pailhade 1 ) angegeben: sie 

 liefert mittelst beweglicher Scheiben klaren Fleischsaft im halben Gewicht 

 der gestreiften Muskeln. - 



Über die Gewinnung ätherischer Öle durch Pressung von Pflanzen- 

 teilen vgl. K. Bartelt, dieses Handbuch, Bd. II, S. 992. 



II. Trennen auf Grund verschiedenen spezifischen Gewichtes. 



(Vgl. S. 112— 121.) 

 1. Dekantieren und Abhebern. (S. 113—115.) 



Eine neue Form eines Erlenmeyerkolbens 2 ) zeigt Fig. 282. Ähnlich 

 wie der Bolton-liolben (Bd. I, S. 114, Fig. 229 und 230) eignet er sich zum 

 Dekantieren, ferner treten beim Durchleiten von Gasen durch Flüssigkeiten 

 nicht leicht Verluste durch Verspritzen ein. — 



Von der Unzahl neu vorgeschlagener Heber seien hier nur 

 einige wenige sinnreiche Konstruktionen angeführt, die von prakti- 



') de Rey-Pailkade, Presse zur Herstellung von Gewebssäften nach A. Petit. 

 Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 756 (1911). 



-) E. Herzk-a, Analysenkolben. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. ( J18 (1910). 



