728 



Richard Kempf. 



schein Wert erscheinen. Der nebenstehend abgebildete Heber 1 ) (Fig. 283) 

 hat ein kegelförmiges Schwimmerventil C, das sich in einem passenden 

 Kanal leicht bewegt und ihn mit seinem 

 nnleren geschliffenen Ende verschließt. Wird 

 der Ilelier mit seiner linken Seite in eine 

 Flüssigkeit getaucht, so hebt diese das Ventil 



Fig. 282. 



:,' 



r 



aalysenkolben nach Herzlcn. 



Sicherheitsheber nach Ni 



Fig. 284. 



Ki = ,285 - und steigt in den Mantel B. Heim 



0jk Eindrücken von Luft (z. B. mittelst 



W Gummigebläses) durch den Stutzen 1) 



schließt sich dann das Ventil und der 

 Helier tritt in Funktion. -- Einen 

 Heber, der gleichzeitig eine Luftpumpe 

 mit zwei Glaskugelventilen darstellt, 

 zeigt Fig. 284. 2 ) Der Apparat besteht 

 aus zwei Röhren, einer äußereu und 

 einer inneren, die ineinander leicht 

 beweglich und durch (inen Gummi- 

 ring miteinander dicht verbunden sind. 

 Dieser Gummiring ist aus gutem Kaut- 

 schuk hergestellt, und durch Anätzen 

 mit konzentrierter Schwefelsäure wird 

 ein Festkleben am Glase verhindert. 

 Der Heber wird durch ein- bis zwei- 

 maligem Hub des Saugschenkels (inneres Rohr) in Retrieb 

 gesetzt, der Abflußschenkel besteht aus einem alkali- und 

 säurefesten Gummischlauch. Eine andere Heberkonstruk- 



Heber nach Jacobson .und 

 Dinsm ore. 



'! W. Niemann, Glasheber zum bequemen und gefahrlosen Abfüllen. Chem.-Ztg 

 Bd. 33, S. 507 (1909). 



2 ) K. Kling, Ein automatischer Saugheber. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 32 (1912). 



