Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik' 



29 



tioii 1 ) (Fig. 285) wird -durch einen Gummiball betätigt. Der Schenkel A 

 besteht aus einem Kapillarrohr mit 2 mm weiter Bohrung ; er kann in 

 dem Korken, der einen Schlitz trägt, leicht verschollen werden. Die 

 Kugele faßt etwa 5cm 3 . Man drückt bei geschlossenem Quetschhahn 

 den Gummiball; läßt man ihn los und öffnet den Quetschhahn, so tritt 

 der Heber in Tätigkeit. — Am einfachsten wirkt der in Fig. 286 abge- 

 bildete Heber 2 ) : er erfordert weder 

 ein Anblasen noch ein Ansaugen: 

 sobald er mit dem kürzeren, einen 

 kleinen Luftkessel tragenden Schenkel 

 in die Flüssigkeit eingetaucht wird, 

 beginnt er ganz selbsttätig zu laufen. 

 Beim Eintauchen des Hebers in die 

 Flüssigkeit wird nämlich die Luft in 

 dem Luftkessel komprimiert; sie ent- 

 weicht durch eine kleine Öffnung des 

 Saugrohrs (siehe die Abbildung) in 

 dieses und reißt die Flüssigkeit mit 

 nach oben. Die sich bildende Säule von 

 Flüssigkeit und Luftblasen steigt schnell 

 bis zur Scheitelhöhe des Hebers, und 

 sobald diese überschritten ist, tritt 

 dauerndes Fließen des Hebers ein. — 

 Bezüglich einiger anderer Hebervor- 

 richtungen sei auf die Literatur ver- 

 wiesen. 3 ) 



2. Schlämmen. (S. 115.) 



Zur Trennung von graphis- 

 chem Kohlenstoff (spez. Gew. 2'2) und 

 amorpher Kohle (spez. Gew. 2 - 0) kann 

 man das (iemisch in Äthylen- 

 bromid (spez. Gew. 2i5) suspen- 



Selbsttätiger Flüssigkeitsheber nach /.'ose. 



') C.A.Jacobson und S. C. Dinsmore, Verbesserter Heber. Journ. Amer. Cheni. 

 Soc. Vol. 32, p. 810 (1910); Chem.-Ztg. Bd. 34. Rep. S. 877 (1910). - Vgl: Die- 

 selben, Scheidevorrichtiing. Amer. Chem.. Journ. Vol. 44. p.84 (1910); Chem.-Ztg. Bd. 34, 

 Rep. S. 401 (1910). 



2 ) R. Rose, Automatischer Flüssigkeitsheber. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 768 (191 Di. 



:! ) Si.hc z. B.: A. Kahlert & Co., Automatischer Abfüllheber. Chem.-Ztg. Bd. 33, 

 S. 913 (1909). - Derselbe, D. R.-P. 250.881 ; Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 25, S. 2189 

 (1912). — E. Raymond, Automatisch wirkender Heber. Bull. Soc. Chini. de Belg. T. 24. 

 p. 327 (1910); Chem.-Ztg. Bd. 34. Rep. S 437 (1910). — K. Motto», Neue Sicherheitsheber. 

 Zeitschr. f. angew. Chem. Bd. 23, S. 20(1910). — M.Freund, Dekantiervorrichtung. Chem.- 

 Ztg. Bd. 35, S. 1308 (1911). — H. Walton jun., Eine Methode, um Standilasehen zu 

 füllen. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 33, p. 1585 (1911), Chem.-Ztg. Bd. 36, Rep. S. 134 

 41912). — H.Gödeeher, Gefüllt bleibender Heber. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 422 (1912). 



