r 32 



Richard Kern p f. 



Kakao in die Zylinder und kühlt allmählich auf 75° ab. Dann nimmt man 

 den Apparat aus dem Wasserbade heraus, vorschließt die Zylinder mit Kork- 

 stopfen, schüttelt gut durch und liest nun bei Zimmertemperatur in Ab- 

 ständen von 15 Minuten das sich absetzende Volumen ab. Die Methode 

 gibt genaue Ergebnisse, und die bei demselben Material erhaltenen Werte 

 schwanken nur innerhalb sehr enger Grenzen. 



3. Abheben (im Scheidetrichter). (S. 115-116.) 

 Ein einfacher Ersatz für Scheidetrichter 1 ) besteht in einer Flasche 

 mit doppelt durchbohrtem, luftdicht aufgesetzem Kork, der zwei Glasröhren 

 trägt. Die lungere ist im Stopfen leicht verschiebbar, außen 

 Fig . 288. umgebogen und beiderseits lang genug, um als Heber für 



die obere Flüssigkeit zu dienen. Die kürzere Glasröhre 

 dient zum Anblasen, um die obere Flüssigkeit in das 

 Heberrohr zu drücken, das man zuvor auf die Trennungs- 

 fläche der Schichten eingestellt hat. 



Einen hahnlosen Scheidetrichter, der die mannig- 

 fachen Nachteile der gewöhnlichen eingeschliffenen Glas- 

 hähne zu vermeiden sucht, stellt Fig. 288 dar. An Stelle 

 des Hahns ist auf das Abflußrohr C. das bei c 2 zu einem 

 massiven Stab ausgebildet ist, ein Gehäuse J) aufge- 

 schliffen. Der massive Teil des Abflußrohrs ist rechtwin- 

 klig von den Kanälen c 3 und c* durchzogen. Das aufge- 

 schliffene Gehäuse 1) hat oben eine becherförmige Er- 

 ,d z Weiterung d und in seinem konischen Teil eine Längs- 

 rinne d\ Wenn diese Rinne mit den Kanälen c 3 und c* 

 in Verbindung steht, so entleert sich der Trichter, andern- 

 falls ist er geschlossen. Um das Abfallen des Gehäuses 

 vom Abflußrohr zu verhüten, wird unterhalb de< Gehäuses 

 ein kurzes Stück Gummischlauch über den Trichterstiel 

 gezogen. Der Becher d dient einesteils als Handhabe beim 

 Drehen des Gehäuses, andernteils soll er ein Lösungsmittel 

 aufnehmen für den Fall, daß sich der Schliff festgesetzt hat.-) 

 Über die verschiedenen Scheidevorrichtungen im 

 scheidettichter nach einzelnen siehe im übrigen den Abschnitt ..Ausschütteln 

 w - AKam im Scheidetrichter" (IM. 1. S. 175 ff.). 



4. Zentrifugieren. (S. 116— 121.) 



Für die quantitative Bestimmung von Wasser und Schmand in Erd- 

 ölen wurden Zentrifugen konstruiert 3 ), die auch für sonstige Zwecke 



1 ) Kiliani, Ersatz für Scheidetrichter. Xeitschr. f. analyt. Chemie. Bd. 51, S. 102 

 (1912); Chem.-Ztg. Bd. 36, Rep. S. 85 (1912). 



2 ) Siehe im ührigeu: Georg W. A. Kahlbaum, Neuer Scheidetrichter. Ber. d. 

 Deutsch, ehem. Ges. Bd. 32, S. 509 (1899). 



3 ) Bosenthal , Üher die Wasser- und Schtnandbestimmung in Erdölen. Chem.-Ztg. 

 Bd. 33, S. 1259 (1909). 



