Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". 733 



brauchbar sein werden. Die Schleudergefäße dieser Zentrifugen laufen in 

 ein im Querschnitt flaches Skalenrohr aus, an dem man die Menge des 

 aus dem Erdöl ausgeschleuderten Wassers ohne weiteres mit aller Schärfe 

 quantitativ altlesen kann. Ein ganz ähnliches Zentrifugiergefäß, das sogar bis 



auf t-7^ cm 3 kalibriert ist, schlug Strzyzowski vor". 1 ) 



Die von Richards*) eingeführten Trichterzentrifugen (Bd. I, S. 117 

 und Fig. 242 und 243) werden sich namentlich auch zur Beschleunigung 

 des Filtrierens leicht flüchtiger Lösungsmittel eignen, da es in diesem 

 Fall oft untunlich ist, an der Saugpumpe zu filtrieren: erstens gerät das 

 Lösungsmittel beim Absaugen in den entstehenden luftverdünnten Raum 

 leicht ins Sieden und geht also teilweise verloren, und zweitens lagert sich 

 hierbei der in der Flüssigkeit etwa enthaltene gelöste Stoff zum großen 

 Teil unmittelbar an der Außenfläche des Filters ab und verstopft alsbald 

 dessen Poren, so daß die Filtration zum Stillstand kommt. In derartigen 

 Fällen kann die Trichterzentrifuge von großem Nutzen sein, sofern es 

 sich nicht um kolloidale Lösungen iz. B. eine Lösung von Kautschuk 

 in Benzol oder Chloroform) handelt: Diese Lassen oft bei kräftigem Zen- 

 trifugieren das Kolloid selbst ausfallen. 



Bewährt hat sich die Methode (}r^ Zentrifugierens ferner in der 

 Mikrochemie bei der Behandlung von sein' kleinen Niederschlagsmengen 3 ) 

 und in der quantitativen Analyst 1 . 4 ) — 



Auf die Abhängigkeit der elektromotorischen Kraft in Salz- 

 lösungen von der Zentrifugalwirkung sei hier nur hingewiesen. 5 ) — 



Ebenso wie Gasgemenge beim Zentrifugieren eine teilweise Ent- 

 mischung erfahren 6 ), ist zu erwarten, daß bei genügend kräftigem Zentri- 



! i C. Strzyzowski, Über einen neuen Zentrifugier- Sediment -Präzisionsmesser. 

 Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. Bd. 50. S. 497 (1912): Chem. Zentralbl. 1912. 

 II. S. 124'.). 



'-') Vgl.: 77/. II'. Richards, Notiz über die Wirksamkeit zentrifugaler Reinigung. 

 Journ. Amer. Chem. Soe. Vol. 27. p. 104 (1905); Chem. Zentralbl. 1905, I. S. 977. 

 Derselbe. Neuere Untersuchungen über die Atomgewichte. Ber. d. Deutsch, chem. Ges. 

 Bd. 40, S. 2771 (1907). -- B. C. P. Jansen , Qualitative Zentrifugalanalyse. Chemisch 

 Weekblad. Bd. 5, S. 591 .1908): Chem. Zentralbl. 1908, II, S. 823." 



"i Vgl.: F. Emich, Über die Fortschritte der Mikrochemie seit H. Behrens. Chem.- 

 Ztg. Bd. 35, S. 663 (1911). 



4 ) Vgl.: //. G. Parker, Die Zentrifuge in der quantitativen Analyse. Journ. Amer. 

 Soc. Vol. 31, p. 549 (1909); Chem.-Ztg. Bd. 33, Rep. S. 321 (1909 



B ) Vgl.: R. C. Tolman, Die elektromotorische Kraft, welche in Lösungen durch 

 Zentrifugälwirkung hervorgerufen wird. Journ. Amer. Chem. Soc. Vol. 33. p. 121 (1911); 

 Chem. Zentralbl. 1911, I, S. 1398. 



6 ) G. Bredig, Über den Einfluß der Zentrifugalkraft auf chemische Systeme. 

 Zeitscbr. f. physik. Chem. Bd. 17, S. 459 (1895): Chem. Zentralbl. 1895. !1. S. 558. 

 /-.'. Mazza, Zerlegung von atmosphärischer Luft in ihre Bestandteile. Österr. Pat.-Anm. 

 4977—11; Chem.-Ztg. Bd. 36, Rep. S. 406 (1912). — '-'. BredigxmdF. Haber, Prinzipien 

 der Gasscheidung durch Zentrifugalkraft. Zeitschr. f. angew. Chemie. Bd. 17. S. 452 

 (1904); Chem. Zentralbl. 1904, I, S. 1239. Vgl. auch: J. Walter, Ist es möglich, 



Salzlösungen durch die Zentrifugalkraft zu konzentrieren oder Gasgemische durch 

 dieselbe zu trennen? Chem.-Ztg. Bd. 23, S. 62 (1899). 



