Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechni 



741 



zel> der Dephlegmation und Rektifikation durchgemacht hat, gelangt er 

 nicht gleich in den Kühler und zur Vorlage, sondern wird zuvor noch in 

 ein zweites Rektifizierrohr geleitet, das sich im Innern des ersten befindet 

 und von dessen Dampf erwärmt wird. Hier tritt eine nochmalige Rekti- 

 fikation ein: Der dampfförmig bleibende Teil destilliert jetzt in die Vor- 

 lage, der weniger flüchtige Rest wird kondensiert und tritt in das Siede- 

 gefäß zurück. Die Innenrohre der Apparate werden in Kugelform (Fig. 297) 

 für kleinere Flüssigkeitsmengen und mit (ilasperlenfüllung (Fig. 298) für 

 größere Mengen hergestellt. In den Kugelapparaten gelangt der Dampf 

 aus dem Kolben zuerst in den bald verengten, bald erweiterten Raum 



raktionuTiiufsatz nach fjn/oilif: 



Fraktionieraufsatz für Glasperlen- 

 füllung nach Golodets. 



aktionieraufsatz nach 

 i 'omwhducei. 



zwischen dem Außenmantel und den Kugeln und erleidet dabei die erste 

 Rektifikation; dann geht er durch das oben angebrachte Seitenrohr in den 

 Schlangenkühler, wird hier durch Luftkühlung teilweise kondensiert und 

 tritt in das innere Kugelrohr ein. Hier rieselt das Kondensat von oben 

 nach unten herab und wird durch die im Mantelrohr aufsteigenden heißeren 

 Dämpfe wiederum zum Teil verdampft, 



Auf einem ähnlichen Prinzip beruht der in Fig. 299 abgebildete Frak- 

 tionieraufsatz. l ) 



) E. Comanducci, Ein neuer Rektifikationsapparat. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 706 



(1911). 



