[42 



Richard Kempf'. 



Die Fraktioniervorrichtung von Hahn 1 ) (Fig. 300) benutzt zur Er- 

 zeugung konstanter Temperaturen im Innern des Dephlegmators siedende 

 Flüssigkeiten. 



Bei einem bestimmten Druck verleiht eine solche Flüssigkeit dem 

 von ihr erfüllten Räume eine stets gleichbleibende Temperatur und ab- 

 sorbiert dabei gleichzeitig im hohen Grade Wärme. Besonders beim Wasser 

 mit seiner großen Verdampfungswärme ist die Wärmeaufnahme während 

 des Siedens sehr intensiv, her Apparat ist folgendermaßen gebaut, luden 

 äußeren Zylinder a, dessen verjüngtes Ende i in den Kolben mit dem zu 

 trennenden Gemische eingeführt wird, ist das zylindrische Gefäß b derart 

 eingeschmolzen, daß seine Mantelfläche einen möglichst geringen Abstand 

 (1 — Vbmm) von a hat. Der Raum zwischen a und b ist 

 durch das Destillierrohr c mit der Vorlage verbunden; pig.soi. 



der Stutzen d dient zur Aufnahme eines Thermometers. 

 Die Kühlsiedeflüssigkeit wird vom Gefäß b aufgenommen, 

 das sich zu der Kugel e erweitert, um den Dämpfen 

 den nötigen Siederaum zu verschaffen. Die aufsteigenden 

 Dämpfe der Kühlsiedeflüssigkeit wer- 

 den durch den Einhängekühler g kon- 

 densiert. Der Ansatz k mündet in die 

 freie Atmosphäre oder wird zur Ite- 

 gulierung der Siedetemperatur der 

 Kühlflüssigkeit mit einer Pumpe ver- 

 bunden. Der Kochpunkt der Kühl- 

 flüssigkeit, die man am besten schon 

 vorgewärmt einfüllt, muß etwa 2 — 3° 

 unter dem (\vs niedriger siedenden 

 Bestandteils der zu fraktionierenden 

 Mischung liegen. Das Gefäß a schützt 

 man vor Abkühlung von außen durch 

 Umhüllen mit einer Lage Asbestpapier. 

 Durch eine besonders große de- 

 phlegmierende Fläche zeichnet sich der 

 Dephlegmator von Krech*) aus. 



r 



Fraktion! eraufsatz 

 nach Hahn. 



Kngmantelige Liebii/- 

 Kühler nach Stritar. 



c) Kühler. (S. 126—130.) 



Die üblichen sogenannten Liebigschen Kühler werden von alters her 

 mit ganz überflüssig weiten Mänteln hergestellt und sind daher in ge- 

 fülltem Zustande schwer, unhandlich und zerbrechlich. Es ist weit vorteil- 

 hafter, ganz enge Mäntel (von ca. 1*5 cm Durchmesser) zu verwenden, die 

 bis zum Innenrohr nur wenige Millimeter Spielraum lassen. Außer der viel 



l ) A. Hahn, Ein neuer Fraktionieraufsatz. Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd. 43. 

 S. 419 (1910). 



-) Siehe im übrigen: B. Krech, Dephlegmator. Chem.-Ztg. Bd.36, S. Wirl (1912). 



