Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik' 



M:, 



Fig. 3 13. 



1 



\ 



größeren Handlichkeit und Bruchfestigkeit haben diese engen Kühler noch 

 den weiteren Vorzug, daß die beschleunigte Zirkulation des Wassers eine 

 energischere Kühlung bewirkt') (Fig. 301). 



Das sogenannte Schwitzen der Rückflußkühler vermag manchen 

 Schaden anzurichten: Tropft z. 15. das kondensierte Wasser bei Verwendung 

 von Rückflußkühlern über einem hocherhitzten Ölbade in dieses hinein, so 

 verwandelt sich das Wasser plötzlich in Dampf und schleudert das heiße Öl 

 explosionsartig heraus. Auch kann das vom Kühler abtropfende kalte Wasser 

 einen heißen Kolben oder ein anderes Siedegefäß zum Springen veranlassen. 

 Diesem Übelstand hilft eine mit Abflußrohr versehene 

 Fte-302. Grlasmanschette ab, die man unten auf dem Innenrohr 



des Kühlers mit Hilfe eines Stück 

 Gummischlauches befestigt 2 ) (Fig. 302). 

 Die Vorrichtung ist schon früher von 

 vielen anderen Seiten vorgeschlagen 

 worden. 3 ) 



Um das Einknicken der Schläuche 

 an Kühlern zu verhüten, dient die 

 nebenstehend abgebildete Einrichtung 

 (Fig. 303). In den gewöhnlichen gera- 

 den Schlauchansatz ist durch einen 

 Schliff eingebogenes Rohr mit Schlauch- 

 tülle um seine Achse drehbar einge- 

 paßt. Durch zusammenpressende Spiral- 

 federn wird ein Lockerwerden der 

 Schlauchtülle verhindert. 4 ) 



Bei Destillationen kleiner Flüssig- 

 keitsmengen empfiehlt es sich, das 

 Abflußrohr des Fraktion ierkölbchens 

 selbst mit Wasser zu kühlen, indem 

 man den äußeren Kühlmantel eines 

 gewöhnlichen LiebigscheTi Kühlers 

 darüberzieht. Man brauchtdann keinen 

 besonderen Kühler anzuschließen. Die 

 Verluste infolge Hängenbleibens von Destillat in den 

 den auf diese Weise erheblich verringert. — Für viele Zwecke ist es nicht- 

 nötig, mit fließendem Wasser zu kühlen. Es genügt, den in Fig. :>04 



S 



Vorrichtung zum Auf- 

 fangen des Kondens- 

 ■wassers an Rückfluß- 

 kühlem nach Deile. 



Kühler mit drehbaren 



Schlauchansätzen nach 



Hodes & Göbel. 



Kühlrohren wer- 



') M.J.Stritar, Neue Laboratoriumsapparate. Chem.-Ztg. Bd. 33. S. 26ö (1909). 



'-') /.. Bede, Vorrichtung zum Auffangen des Kondenswassers am Rückflußkühler. 

 Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 723 (1911). 



; ) Vgl.: P. Altmann, Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 779 (1911). — A.Partheil und .I.A. 

 Böse, Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd.34, S.3611 (1902). — Fr. Wiedmann, Schutztrichter 

 zum Liebigsehen Kühler. Chem.-Ztg. Bd. 27. S. 1206 (1903). 



4 ) Hodes & Göbel, Drehbarer Schlauchansatz für Liebigsche und sonstige Kühler. 

 Chem.-Ztg. Bd. 35. S. 165 (1911). 



