44 



Richard Kempf. 



abgebildeten Kühler anzuwenden, der alle Schlauchverbindungen erspart 

 und eventuell auch mit Fis oder Kältemischung gefüllt werden kann. 1 ) 

 Die beiden Ansätze a und 5 werden mittelst Stopf en oder Kautschukschlauch 

 über das Destillationsrohr des Kolbens geschoben. Der Kühler ist unten 

 kugelförmig erweitert, um die Einfüllöffnung möglichst groß zu gestalten. 

 Durch einen (auf der Figur fortgelassenem Ansatz, der durch ein Stück 

 Gummischlauch mit Klemmschraube verschließbar ist. kann das Kühlwasser 

 vun Zeit zu Zeit abgelassen werden, am es zu erneuern. In den meisten 

 Füllen genügt eine einmalige Füllung zur Kühlung bei ' 2 lstündigen De- 



Kuhkr nach Hahn. 



stillationen langsam übergehender Stoffe: bei kräftig sieden- 

 den Flüssigkeiten ist sie je nach deren Siedepunkte etwa 

 1 i— ] 2 Stunde wirksam. 



In ähnliche]' Weise kann man sich einen Rückfluß- 

 kühler ersparen, wenn man über das Steigrohr des Siede- 

 kolbens eine unten mit Stopfen verschlossene Manschette 

 (aus Glas od. dgl.) schiebt und in diese das Kühlmittel 

 einfüllt.-) 



um die Kühlwirkung der Attihnschen Kugelkühlei' 3 ) Kühler nach Kob. 

 (vgl. Bd. I, s. 128 und Fig. 266, S. 126) zu verstärken, 

 wurden den kugelartigen Erweiterungen des Innenrohrs dieser Kühler die 

 Gestalt von breiten Schiffchen gegeben 4 ) (Fig. 305). Der Dampf stößt kräf- 

 tig auf die gekühlten, stark konkavkonvexen Wände und wird hierdurch 

 schneller als in Kugeln, die er zum Teil gradlinig durchströmt, verdichtet. 



Ebenfalls eine besonders intensive Kühlwirkung entfaltet der von 

 Woytacek 5 ) vorgeschlagene Kühler, dessen inneres, sich in zwei parallel ver- 



M A. Halm. Ein bequemer Kühler. Chem.-Ztg. Bd. 34. S. 809 (1910). 



i Vgl. z.B.: L. Wolter, Über einige Reaktionen und Verbindungen des Zinn- 

 tetrafluorids. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 165 (1912). 



I F. Allihn, Ri'iokflußkühler für analytische Extraktionsapparate. Zeitschr. f. 

 analyt. Chem. Bd. 25. S. 36 (1886). 



4 ) /•;. Koh, Neue Kühler. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 116 (1910). 



5 ) C. Woytacek, Hin neuer Kühler. Chem.-Ztg. Bd. 36, S. 1203 und 1280 (1912). 



